TestWare-SX Hauptfenster

Datei-Menü

Mit diesem Menü können Sie eine Testvorlage erstellen, öffnen, schließen und ändern.

Prozedur-Menü

Über dieses Menü gelangen Sie in die Fenster Prozedur ändern und Prozedur ausführen , nachdem Sie eine Vorlage geöffnet oder geändert haben.

Test-Menü

Mit diesem Menü gelangen Sie in die Wiederanlauf-Option.

Vorlage

Zeigt den Namen der Testvorlage, die gerade geöffnet ist. Falls keine Vorlage geöffnet ist, oder falls Sie keine neue Vorlage gesichert haben, wird <nichts> angezeigt.

Prozeduren

Zeigt eine Liste der Vorlage-Prozeduren, die zur geöffneten Testvorlage gehören. Alle Vorlagen besitzen eine Standard-Testprozedur (die aktuelle Vorlage).

Eine neue Vorlage erzeugen

Wählen Sie Neue Vorlage im Datei-Menü, um das Fenster Vorlage ändern zu öffnen - ohne aufgelistete Schritte oder Prozesse. Im Fenster Vorlage ändern können Sie eine neue Vorlage erzeugen, indem Sie Schritte und Prozesse hinzufügen.

Eine Vorlage ändern

Wählen Sie Vorlage öffnen im Datei-Menü und wählen Sie eine Vorlage aus. Wählen Sie danach Vorlage ändern im Datei-Menü, um das Fenster Vorlage ändern zu öffnen, in dem Sie jeden Schritt oder Prozess in der Vorlage ändern können.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 2 des TestWare-SX Handbuchs beschreibt, wie Sie eine Testvorlage erzeugen bzw. ändern.


Datei-Menü

Neue Vorlage

Öffnet das Fenster Vorlage ändern  ohne zugeordnete Schritte oder Prozesse.

Vorlage öffnen

Öffnet eine gesicherte Vorlage und listet die zugehörigen Prozeduren im TestWare-SX Hauptfenster auf. Öffnet das Fenster Vorlage öffnen , in dem Sie die zu öffnende Vorlage wählen können. Der Name der von Ihnen gewählten Vorlage und alle zugehörigen Testprozeduren werden im TestWare-SX Hauptfenster gezeigt.

Vorlage schließen

Als aktuelle Vorlage wird wieder <nichts> angezeigt.

Vorlage ändern

Öffnet das Fenster Vorlage ändern  und zeigt die Schritte und Prozesse, die der aktuellen Vorlage zugeordnet sind.

Beenden

Mit Beenden verlassen Sie das TestWare-SX Programm und kehren zurück zum TestStar-Programm.


Neue Vorlage

Wenn Sie Neue Vorlage im Datei-Menü wählen, erscheint das Fenster Vorlage ändern  ohne zugeordnete Schritte oder Prozesse. Das Fenster Vorlage ändern benutzen Sie, um eine neue Vorlage durch hinzufügen von Schritten und Prozessen zu erzeugen.

Benutzen Sie diese Menüoption, um eine neue Vorlage zu starten.


Vorlage öffnen

Dieses Fenster benutzen Sie, um eine Vorlage-Datei zu öffnen. Wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie Ihre Vorlagen gesichert haben und anschließend die Vorlage, die sie öffnen wollen, und klicken Sie auf Öffnen.

Datei

Zeigt *.000 im Eingabefeld an, wenn das Fenster erscheint. Der Dateiname *.000 bewirkt, daß alle Dateien mit der Erweiterung .000 in der Liste der Dateien gezeigt werden. Alle Vorlage-Dateien benutzen die Erweiterung .000. Wenn Sie eine Datei wählen, wird deren Name im Eingabefeld angezeigt.

Aktuelles Verzeichnis

Zeigt den Pfad des aktuellen Verzeichnisses. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis wählen, wird der Verzeichnis-Pfad entsprechend aktualisiert.

Dateien

Zeigt eine Liste der Vorlage-Dateien im aktuellen Verzeichnis.

Verzeichnisse

Zeigt eine Liste der verfügbaren Verzeichnisse. Mit einem Doppelklick auf ein anderes Verzeichnis wird rechts neben Aktuelles Verzeichnis der neue Pfad angezeigt.

Öffnen

Wenn Sie Öffnen anklicken, wird die gewählte Vorlage-Datei im Fenster Vorlage ändern  angezeigt.

Abbrechen

Mit Abbrechen kehren Sie zum TestWare-SX Hauptfenster zurück, ohne etwas zu öffnen.


Vorlage schließen

Mit der Menüoption Vorlage schließen wird die aktuelle Vorlage wieder zurückgesetzt auf <nichts>.

Nachdem eine Vorlage geschlossen wurde, können Sie eine neue Vorlage starten, eine Vorlage öffnen oder die TestWare-SX Anwendung verlassen.


Vorlage ändern

Öffnet das Fenster Vorlage ändern  und zeigt die Schritte und Prozesse, die der aktuellen Vorlage zugeordnet sind.


Beenden

Mit Beenden verlassen Sie das TestWare-SX Programm und kehren zurück zum TestStar-Programm.


Prozedur-Menü

Das Prozedur-Menü benutzen Sie, um die Prozedur-Funktionen zu bewegen. Benutzung des Fensters

Wählen Sie eine Prozedur.

Wählen Sie Ändern, um das Fenster Prozedur ändern zu öffnen.

Wählen Sie Ausführen, um das Fenster Prozedur ausführen zu öffnen. Ein Doppelklick auf eine Prozedur hat die gleiche Funktion wie wenn Sie die Option Prozedur ausführen wählen.


Prozedur ändern, Modus

Wählen Sie Ändern wenn Sie eine Testprozedur ändern und Parameter zuordnen wollen.


Prozedur ausführen, Modus

Wählen Sie Ausführen, wenn Sie eine Testprozedur ausführen und ihren Verlauf überwachen wollen.


Test-Menü

Das Test-Menü benutzen Sie, um in die Wiederanlauf-Option zu gelangen. Mit dieser Option können Sie eine Testprozedur, die vor ihrem Abschluß ungewollt unterbrochen wurde, wiederherstellen.


Test-Wiederanlauf

Im Fenster Testdaten vorhanden wählen Sie, wie die Testprozedur wiederhergestellt wird und wie die Testdatei neue Daten aufnehmen soll. Sie gelangen in dieses Fenster über die Option Wiederanlauf des Test-Menüs (Hauptfenster) oder mit der Option Testdatei öffnen des Menüs Testdaten (Fenster Prozedur ändern/ausführen).

Vorbedingungen

Sie müssen eine vorhandene Testdatei öffnen, der eine Wiederanlauf- Datei zugeordnet ist, um dieses Fenster benutzen zu können.

Testdaten, Vorlage, Prozedur

Gibt die Vorlage und Prozedur an, die zur geöffneten Testdatei gehören.

Test Wiederanlauf Status

In diesem Feld wird der Status des Tests zum Zeitpunkt des letzten Autosicherns beschrieben. Falls kein Teststatus gefunden wird, sind keine Wiederanlauf- Optionen verfügbar. Der Teststatus ist mit der Testdatei verknüpft.

Zurücksetzen

Wählen Sie Prozedur und Teststatus wenn Sie einen Test ab dem Punkt wiederanlaufen lassen wollen, ab dem er gestoppt wurde.

Wählen Sie Nur Prozedur falls Sie die Prozedur erneut ausführen und den Teststatus überschreiben möchten, oder falls Sie eine Prozedur während ihrer Ausführung geändert und die geänderte Prozedur noch nicht gesichert haben.

Wählen Sie Nicht zurücksetzen wenn Ihnen der Teststatus nicht wichtig ist und Sie die Prozedur, die Sie geöffnet haben, ausführen wollen.

Testdaten

Das Anhängen der Testdaten an die vorhandenen Daten ist nützlich für den Wiederanlauf eines gestoppten Tests oder die Iteration eines einzelnen Tests. Benutzen Sie die Option Überschreiben, um die Testdatei wieder zu benutzen, wenn die alten Daten nicht länger gebraucht werden.


TestWare-SX Fenster Vorlage ändern

Dieses Fenster benutzen Sie, um Testvorlagen zu erzeugen und zu ändern.

Datei-Menü

Mit diesem Menü können Sie Vorlagen erzeugen, öffnen, sichern und drucken.

Schritt-Menü

Mit diesem Menü können Sie Schritte hinzufügen, ändern und entfernen. Zu den Menüoptionen gehören die Standardfunktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen. Sie können mit Schritten auch Schleifen innerhalb der Vorlage bilden.

Prozesse- Menü

Mit diesem Menü können Sie Prozesse hinzufügen, ändern und entfernen. Zu den Menüoptionen gehören die Standardfunktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen.

Optionen- Menü

Konfiguriert das Format der Testdatei und die Funktion Autosichern.

Vorlage

Zeigt den Namen der Vorlage, an der Sie gerade arbeiten. Falls Sie eine neue Vorlage erzeugen und diese noch nicht gesichert haben, lautet der Name der Vorlage <nichts>. Wenn Sie eine Vorlage ändern, steht hinter dem Namen der Vorlage [geändert].

Schritt

Zeigt eine Liste der Schrittnamen in der Vorlage. Benutzen Sie das Schritt- Menü, um diese Liste zu bearbeiten. Markieren Sie einen Schritt, um seine Prozesse einzusehen oder den Schritt zu ändern.

Prozess

Zeigt eine Liste der Prozesse, die zum gewählten Schritt gehören. Markeiren Sie einen Prozess, um ihn zu ändern.

Eine Vorlage ändern

Wenn Sie eine neue Testvorlage erzeugen, fügen Sie - entsprechend Ihren Testanforderungen - Schritte und Prozesse in in einer bestimmten Reihenfolge hinzu. Wenn Sie eine Testvorlage ändern, können Sie die Reihenfolge der Schritte und Prozesse ändern. Außerdem können Sie die Prozessparameter der Standard-Prozedur ändern.

1	Das Datei-Menü benutzen sie, um eine neue Testvorlage zu erzeugen oder eine vorhandene Testvorlage zu öffnen.

2	Benutzen Sie das Schritt-Menü, um neue Schritte hinzuzufügen oder vorhandene Schritte in einer Testvorlage zu ändern. Unter Schritt-Menü finden Sie nähere Informationen über das Ändern von Schritten.

3	Benutzen Sie das Prozesse-Menü, um neue Prozesse hinzuzufügen oder vorhandene Prozesse in einem Schritt zu ändern. Unter Prozesse-Menü finden Sie nähere Informationen über das Ändern von Prozessen.

4	Wenn Sie mit dem Ändern der Testvorlage fertig sind, gehen Sie ins Datei- Menü und wählen Sie Sichern, um die vorhandene Datei durch die neue zu ersetzen (dabei werden alle zugehörigen Prozesse gelöscht) oder wählen Sie Sichern als, um die Datei unter einem anderen Namen zu sichern (und die alte Testvorlage-Datei zu erhalten).

Achtung

Wenn Sie eine Vorlage ändern und anschließend sichern, werden alle zugehörigen Testprozeduren gelöscht. Benutzen Sie Sichern als, um die Vorlage unter einem andern Namen zu sichern.


Datei-Menü

Das Datei-Menü benutzen Sie, um eine Vorlage zu öffnen, zu erzeugen oder zu sichern.

Neu

Öffnet das Fenster Vorlage ändern ohne Schritte oder Prozesse.

Öffnen

Öffnet das Fenster Vorlage öffnen , in dem Sie eine zuvor gesicherte Vorlage öffnen können.

Sichern

Sichert die aktuelle Vorlage-Datei. Falls Sie der Vorlage keinen Namen zugeordnet haben, erscheint das Fenster Vorlage sichern , in dem Sie der Vorlage-Datei einen Namen geben können. Im anderen Fall wird die aktuelle Datei überschrieben.

Sichern als

Öffnet das Fenster Vorlage sichern , in dem Sie die Datei unter einem anderen Namen sichern können, ohne die Originaldatei zu ändern.

Löschen

Öffnet das Fenster Vorlage löschen , in dem Sie eine Vorlage-Datei entfernen können.

Drucken

Druckt die aktuelle Vorlage/Prozedur auf einem Drucker aus. Die gedruckte Information enthält eine Liste aller Schritte, Prozesse, und ihrer Parameter.

Drucker Einstellungen

Öffnet das Fenster Drucker Einstellung , in dem Sie den Drucker wählen, den Sie benutzen möchten.

Druck auf Bildschirm

Öffnet das Fenster Druck Voraussicht , in dem Sie eine Liste der Schritte, Prozesse und Parameter der Prozedur einsehen können.

Druck auf Datei

Öffnet das Fenster Druck auf Datei , in dem Sie die Information, die als Textdatei ausgedruckt werden kann, als Textdatei sichern können.


Neue Vorlage

Öffnet das Fenster Vorlage ändern ohne Schritte oder Prozesse.

Benutzen Sie das Schritt-Menü und das Prozesse-Menu , um Schritte und Prozesse hinzuzufügen.


Vorlage öffnen

Dieses Fenster benutzen Sie, um eine Vorlage-Datei zu öffnen. Wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie Ihre Vorlagen gesichert haben und anschließend die Vorlage, die Sie öffnen möchten und klicken Sie auf Öffnen.

Datei

Zeigt *.000 im Eingabefeld an, wenn das Fenster erscheint. Der Dateiname *.000 bewirkt, daß alle Dateien mit der Erweiterung .000 in der Liste der Dateien gezeigt werden. Alle Vorlage-Dateien benutzen die Erweiterung .000. Wenn Sie eine Datei wählen, wird deren Name im Eingabefeld angezeigt.

Aktuelles Verzeichnis

Zeigt den Pfad des aktuellen Verzeichnisses. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis wählen, wird der Verzeichnis-Pfad entsprechend aktualisiert.

Dateien

Zeigt eine Liste der Vorlage-Dateien im aktuellen Verzeichnis.

Verzeichnisse

Zeigt eine Liste der verfügbaren Verzeichnisse. Mit einem Doppelklick auf ein anderes Verzeichnis wird rechts neben Aktuelles Verzeichnis der neue Pfad angezeigt.

Öffnen

Wenn Sie Öffnen anklicken, wird die gewählte Vorlage-Datei im Fenster Vorlage ändern  angezeigt.

Abbrechen

Mit Abbrechen kehren Sie zum TestWare-SX Hauptfenster zurück, ohne etwas zu öffnen.


Vorlage sichern

Sichert die aktuelle Vorlage-Datei. Falls Sie der Vorlage keinen Namen zugeordnet haben, erscheint das Fenster Vorlage sichern , in dem Sie der Vorlage-Datei einen Namen geben können. Im anderen Fall wird die aktuelle Datei überschrieben.


Vorlage Sichern als

Dieses Fenster benutzen Sie, um die Vorlage-Datei auf Festplatte zu sichern. Wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Datei sichern möchten, geben Sie der Vorlage einen Namen und klicken Sie anschließend auf Sichern.

File

Geben Sie den Namen, den Sie der Vorlage geben möchten, ins Datei- Eingabefeld ein. Die Erweiterung .000 wird automatisch angehängt.

Aktuelles Verzeichnis

Zeigt den Pfad des aktuellen Verzeichnisses. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis wählen, wird der Verzeichnis-Pfad entsprechend aktualisiert.

Dateien

Zeigt eine Liste der Vorlage-Dateien im aktuellen Verzeichnis.

Verzeichnisse

Zeigt eine Liste der verfügbaren Verzeichnisse. Mit einem Doppelklick auf ein anderes Verzeichnis wird rechts neben Aktuelles Verzeichnis der neue Pfad angezeigt.

Sichern

Wenn Sie Sichern anklicken, wird die gewählte Vorlage-Datei im gewählten Verzeichnis gesichert.

Abbrechen

Mit Abbrechen kehren Sie zum TestWare-SX Hauptfenster zurück, ohne etwas zu sichern.


Vorlage löschen

Dieses Fenster benutzen Sie, um Testvorlagen zu löschen, die Sie nicht mehr brauchen. Wählen Sie den Namen der Vorlage, die Sie löschen wollen, in der Liste der Dateien. Der Name der gewählten Vorlage wird im Datei- Eingabefeld angezeigt. Klicken Sie auf Löschen, um die Vorlage zu entfernen.

Achtung

Wenn Sie eine Vorlage löschen, werden alle zugehörigen Testprozeduren mitgelöscht. Überlegen Sie sich genau, ob Sie die gewählte Datei wirklich löschen wollen.

Datei

Zeigt *.000 im Eingabefeld an, wenn das Fenster erscheint. Der Dateiname *.000 bewirkt, daß alle Dateien mit der Erweiterung .000 in der Liste der Dateien gezeigt werden. Alle Vorlage-Dateien benutzen die Erweiterung .000. Wenn Sie eine Datei wählen, wird deren Name im Eingabefeld angezeigt.

Aktuelles Verzeichnis

Zeigt den Pfad des aktuellen Verzeichnisses. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis wählen, wird der Verzeichnis-Pfad entsprechend aktualisiert.

Dateien

Zeigt eine Liste der Vorlage-Dateien im aktuellen Verzeichnis.

Verzeichnisse

Zeigt eine Liste der verfügbaren Verzeichnisse. Mit einem Doppelklick auf ein anderes Verzeichnis wird rechts neben Aktuelles Verzeichnis der neue Pfad angezeigt.

Löschen

Wenn Sie Löschen anklicken, wird die gewählte Vorlage-Datei gelöscht. Falls zur Vorlage auch Prozeduren gehören, werden Sie daran erinnert, daß diese Prozeduren mitgelöscht werden.

Abbrechen

Mit Abbrechen kehren Sie zum TestWare-SX Hauptfenster zurück, ohne etwas zu löschen.


Vorlage drucken

Druckt die aktuelle Vorlage-Datei auf einem Drucker aus.

Drucken - Übersicht

Wenn Sie sich eine Vorlage ausdrucken, haben Sie alle gewählten Optio-nen und Parameter, aus denen die Testvorlage besteht, in gedruckter Form vor Augen. Wenn Sie eine Vorlage ausdrucken, drucken Sie damit die Standard- Testprozedur aus. Der Ausdruck einer Vorlage enthält im einzelnen die folgenden Informationen.

Den Namen und Pfad der Vorlage.

Die Testdatei-Optionen.

Den Namen jedes Schrittes und die gewählten Schritt Beendet-Prozesse.

Den Namen jedes Prozesses und alle Parameter, die in den Vorlage- und Parameter-Fenstern der entsprechenden Prozesse eingestellt werden.

Ausdruck einer Vorlage

Benutzen Sie das fogende Verfahren als Richtlinie, um von einer Testvorlage einen Ausdruck zu erzeugen.

1	Öffnen Sie die Vorlage.

2	Wählen Sie Drucker Einstellungen  im Datei-Menü und wählen Sie den Drucker, den Sie benutzen möchten.

3	Falls sie den Inhalt der Vorlage einsehen wollen, wählen Sie Druck auf Bildschirm im Datei-Menü.

4	Falls Sie eine Textdatei der Information, die ausgedruckt werden kann, erzeugen wollen, wählen Sie Druck auf Datei im Datei-Menü.

5	Wählen Sie Drucken im Datei-Menü, um einen Ausdruck der Vorlage- Informationen zu erhalten.


Drucker Einstellungen

Dieses Fenster benutzen Sie, um einen Drucker auszuwählen. Sie müssen für alle verfügbaren Drucker, die an Ihren Computer ange-schlossen sind, die entsprechenden Druckertreiber installiert haben.

Benutzung des Fensters

Falls Ihnen mehrere Drucker zur Verfügung stehen, wählen Sie den Drucker aus, den Sie benutzen möchten. Wenn Sie die Taste Einstellung anklicken, erscheint das Job Parameter-Fenster. Stellen Sie in diesem Fenster die Druckoptionen ein, wie z.B. Papiergröße, Ausrichtung und Maßstab. Die richtige Einstellung des Druck Managers entnehmen Sie bitte dem Druckerhandbuch.


Vorlage - Druck Voraussicht

Das Fenster Druck Voraussicht zeigt alle Schritte und Prozesse, aus denen eine Vorlage (Standard-Prozedur) besteht. Die Informationen umfassen alle Parameter, die die Vorlage definieren.

Benutzung des Fensters

Die Information, die Sie im Fenster Druck Voraussicht sehen, ist eine Übersicht über die Schritte und Prozesse, einschließlich deren Parameter, aus denen eine Vorlage besteht.

Gehen Sie diese Übersicht durch, um eventuelle Fehler in der Vorlage/Prozedur auszumerzen. Beispiel Stellen Sie sicher, daß in jedem Schritt mindestens ein Prozess dem Schrittende-Auslöser zugeordnet ist.

Überprüfen Sie die Start- und Ende-Auslöser jedes Prozesses auf korrekte Reihenfoge. Beispiel Stellen sie sicher, daß Segment- Sollwertprozesse nacheinander angeordnet sind. Mindestens ein Prozess in einem Schritt muß den Schrittstart-Auslöser benutzen.

Das Druck-Menü bietet die gleichen Druck-Funktionen wie das Datei-Menü der Fenster Vorlage ändern und Prozedur ändern.


Vorlage - Druck auf Datei

Testvorlagen sind keine Textdateien. Im Fenster Druck auf Datei haben Sie die Möglichkeit, alle relevanten Informationen der gewählten Vorlage als Textdatei zu sichern.

Dieses Fenster benut-zen Sie, um die in der Vorlage enthaltenen Informatio-nen als Textdatei zu sichern. Wählen Sie das Ver-zeichis, in das Sie die Textdatei sichern wollen. Klicken sie OK an, um die Textdatei der Vorlage in dieses Verzeichnis zu sichern.

Datei

Zeigt den Namen der aktuellen Vorlage mit der Erweiterung .TXT. Dies ist der Name, den die Textdatei erhält.

Aktuelles Verzeichnis

Zeigt den Pfad des aktuellen Verzeichnisses. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis wählen, wird der Verzeichnis-Pfad entsprechend aktualisiert.

Dateien

Zeigt eine Liste der Vorlage- und Prozedur-Textdateien im aktuellen Verzeichnis. Es werden nur Dateien mit der Erweiterung .TXT aufgelistet.

Verzeichnisse

Zeigt eine Liste der verfügbaren Verzeichnisse. Mit einem Doppelklick auf ein anderes Verzeichnis wird rechts neben Aktuelles Verzeichnis der neue Pfad angezeigt.

OK

Wenn Sie OK anklicken, wird die gewählte Vorlage-Datei im gewählten Verzeichnis gesichert.

Abbrechen

Mit Abbrechen kehren Sie zum Fenster Vorlage ändern zurück, ohne etwas zu sichern.


Schritt-Menü

Das Schritt-Menü benutzen Sie, um neue Schritte zu erzeugen oder vorhandene Schritte in einer Vorlage zu ändern.

Ein Schritt enthält einen oder mehrere Prozesse. Ein Schritt ist eine logische Gruppierung mehrerer Prozesse. Schritte benutzen Sie, um eine lange Testprozedur in mehrere logische Bausteine zu zerlegen.

Widerrufen

Macht Ihre letzte Aktion innerhalb dieses Menüs rückgängig.

Hinzufügen

Klappt ein weiteres Menü auf, in dem Sie einen neuen Schritt, die Schleifenfunktion oder einen Bibliotheksschritt wählen können.

Neuer Schritt

Öffnet das Fenster Schritt Vorlage , in dem Sie den Schritt benennen.

Schleife

Öffnet das Fenster Schleife Vorlage in dem Sie die Schleife benennen.

Schleifenende

Markiert das Ende der Schleife, die mit der Option Schleife hinzufügen gestartet wurde.

Bibliotheksschritt

Diese Option ist nicht verfügbar.

Ändern

Mit dieser Option können Sie den Namen des Schrittes ändern.

Parametrisieren

Öffnet das Fenster Schleife Anfang Vorlage , in dem Sie festlegen, wie oft die Schleife wiederholt werden soll.

Ausschneiden

Schneidet den gewählten Schritt aus und kopiert ihn in einen Zwischenspeicher (der alte Inhalt des Zwischenspeichers wird ersetzt).

Kopieren

Kopiert den gewählten Schritt in einen Zwischenspeicher (der alte Inhalt des Zwischenspeichers wird ersetzt).

Einfügen

Fügt eine Kopie des Zwischenspeicher-Inhalts direkt über dem Auswahlbalken ein.

Vervielfältigen

Kopiert den gewählten Schritt und fügt ihn unterhalb des gewählten Schrittes ein.

Löschen

Entfernt den gewählten Schritt.

Sichern

Diese Option ist nicht verfügbar

Sichern als

Diese Option ist nicht verfügbar.


Schritt widerrufen

Mit Widerrufen machen sie einen Menübefehl wieder rückgängig, der gerade ausgeführt wurde. Widerrufen können Sie nur einmal benutzen und danach erst wieder, wenn Sie eine neue Menüoption gewählt haben. Die Menüoption Widerrufen zeigt Ihnen auch an, welcher Befehl widerrufen werden kann.

Beispiel Sie haben den Befehl Schritt löschen gewählt. Wählen sie jetzt Widerrufen Schritt löschen, um die Löschung rückgängig zu machen. Sie können Widerrufen nicht noch einmal wählen, um den Schritt erneut zu löschen.


Schritt hinzufügen

Klappt ein weiteres Menü auf, in dem Sie einen neuen Schritt hinzufügen, eine Schleife hinzufügen oder beenden, oder einen Bibliotheksschritt hinzufügen können.

Neuer Schritt

Öffnet das Fenster Schritt Design , in dem Sie den Schritt benennen.

Schleife

Öffnet das Fenster Schleife Vorlage in dem Sie die Schleife benennen.

Schleifenende

Markiert das Ende der Schleife, die mit der Option Schleife hinzufügen gestartet wurde.

Bibliotheksschritt

Diese Option ist nicht verfügbar.


Neuer Schritt

Wenn sie einen Schritt hinzufügen, wird ein leerer Schritt über dem Auswahlbalken eingefügt. Benutzen sie das Prozesse-Menü, um die Prozesse in dem Schritt zu definieren. Eine Testvorlage kann bis zu 50 Schritte und Prozesse enthalten.

Benutzung des Fensters

Geben Sie den Namen, den Sie dem Schritt geben wollen, ins Eingabefeld ein.

Klicken Sie OK an, um diesen Namen dem Schritt zuzuordnen.

Klicken Sie Abbrechen an, um ins Fenster Vorlage ändern zurückzukehren, ohne einen Schritt hinzuzufügen.


Schleife hinzufügen

Eine Schleife repräsentiert eine Serie von Schritten. Wenn Sie eine Schleife hinzufügen, müssen Sie Schleifenende wählen, um die Schleife zu vervollständigen. Schritte, die Teil einer Schleife sind, sind in der Liste der Schritte eingerückt.

Benutzung des Fensters

Geben Sie den Namen, den Sie der Schleife geben wollen, ins Eingabefeld Bezeichnung ein. Die Schleifenbezeichnung wird in der Liste der Schritte in den Vorlage- und Prozedur-Fenstern angezeigt. Geben Sie den Namen, den Sie dem Schleifenzähler geben wollen, ins Eingabefeld für den Schleifenzähler ein. Die Schleifenzähler-Bezeichnung wird in der Liste der Schleifenzähler im Fenster Prozedur ausführen angezeigt.

Klicken Sie OK an, um diesen Namen der Schleife zuzuordnen. Klicken Sie Abbrechen an, um zum Fenster Vorlage ändern zurückzukehren, ohne einen Schritt hinzuzufügen oder zu ändern.

Hinweis

Denken Sie daran: Immer wenn Sie eine Schleife starten, müssen Sie sie mit der Menüoption Schleifenende auch beenden.


Schleifenende

Diese Menüoption markiert das Ende der Schleife, die mit der Option Schleife hinzufügen gestartet wurde. Wenn Sie eine Schleife hinzufügen, müssen Sie mit der Menüoption Schleifenende die Schleife beenden.


Bibliotheksschritt

Diese Option ist nicht verfügbar.

Wenn diese Option verfügbar wäre, könnten Sie mit ihr einen Schritt, den Sie zuvor gesichert haben, wieder aufrufen. Dasselbe können Sie mit den Optionen Kopieren, Ausschneiden und Einfügen auch erreichen.


Schritt ändern

Einen Schritt ändern heißt nichts anderes als ihn umbenennen.

Benutzung des Fensters

Geben Sie den Namen, den Sie dem Schritt geben wollen, ins Eingabefeld ein.

Klicken Sie OK an, um diesen Namen dem Schritt zuzuordnen.

Klicken Sie Abbrechen an, um zum Fenster Vorlage ändern zurückzukehren, ohne einen Schritt hinzuzufügen.


Schritt parametrisieren

Legt die Anzahl der Schleifen-Durchläufe fest.

Benutzung des Fensters

Geben Sie im Feld Gesamt Zähler die Anzahl der Wiederholungen an, die die Schleife durchlaufen soll. Wenn Sie 0 eingeben, wird die Schleife kontinuierlich wiederholt.

Klicken Sie OK an, um die Anzahl der Wiederholungen einzugeben.

Klicken Sie Abbrechen an, um zum Fenster Vorlage ändern zurückzukehren, ohne die Anzahl der Wiederholungen einzugeben.


Schritt ausschneiden

Schneidet den gewählten Schritt aus und kopiert ihn in einen Zwischenspeicher (der alte Inhalt des Zwischenspeichers wird ersetzt).

Mit den Optionen Ausschneiden und Einfügen können Sie einen Schritt innerhalb der Vorlage bewegen oder ihn in eine andere Vorlage einfügen.


Schritt kopieren

Kopiert den gewählten Schritt in einen Zwischenspeicher (der alte Inhalt des Zwischenspeichers wird ersetzt).

Mit den Optionen Kopieren und Einfügen können Sie die Kopie eines Schrittes innerhalb der Vorlage bewegen oder in eine andere Vorlage einfügen.


Schritt einfügen

Fügt eine Kopie des Zwischenspeicher-Inhalts direkt über dem Auswahlbalken ein.

Mit den Optionen Kopieren, Ausschneiden und Einfügen können Sie einen Schritt oder die Kopie eines Schrittes innerhalb der Vorlage bewegen oder in eine andere Vorlage einfügen.


Schritt vervielfältigen

Kopiert den gewählten Schritt und fügt ihn unterhalb des gewählten Schrittes ein. Die Vervielfältigung eines Schrittes funktioniert wie eine Kombination aus Kopieren und Einfügen. Beim Vervielfältigen wird der Vermerk (Kopie #) an den Namen des duplizierten Schrittes angehängt.

Beispiel Sie vervielfältigen einen Schritt mit dem Namen Schritt 1. Die Kopie des Schrittes erhält den Namen Schritt 1 (Kopie 1). Wenn sie den Schritt erneut vervielfältigen, bekommt die neue Kopie den Namen Schritt 1 (Kopie 2).


Schritt löschen

Entfernt den gewählten Schritt.


Bibliotheksschritt sichern

Diese Option ist nicht verfügbar.

Wenn diese Option verfügbar wäre, könnten Sie mit ihr einen Schritt in einer Schritt-Bibliothek sichern, in der Sie eine Sammlung der von Ihnen bevorzugten Schritte aufbewahren.


Bibliotheksschritt sichern als

Diese Option ist nicht verfügbar.

Wenn diese Option verfügbar wäre, könnten Sie mit ihr einen Schritt in einer Schritt-Bibliothek sichern, in der Sie eine Sammlung der von Ihnen bevorzugten Schritte aufbewahren.


Prozesse-Menü

Das Prozesse-Menü benutzen Sie, um Prozesse in einem Schritt hinzuzufügen oder zu ändern. Sie müssen für die Vorlage mindestens einen Schritt definiert haben, bevor Sie das Prozesse-Menü benutzen können.

Widerrufen

Mit Widerrufen können Sie den letzten Befehl innerhalb dieses Menüs rückgängig machen.

Hinzufügen

Öffnet das Fenster Auswahl des Prozesstyps, in dem Sie den Prozess auswählen, den Sie hinzufügen möchten. Dieser Prozess wird über dem Auswahlbalken eingefügt.

Ändern

Mit Ändern können Sie die Prozessinformation, die Sie mit der Option Hinzufügen für den gewählten Prozess eingegeben haben (Name, Kanal, Auslöser), wieder ändern.

Parametrisieren

Mit Parametrisieren definieren Sie die Parameter der Standardprozedur des gewählten Prozesses (Regelart, Kurvenform, Parameter-Werte, etc.). Es ist das gleiche wie ein Doppelklick auf den Prozessnamen.

Ausschneiden

Entfernt den gewählten Prozess und kopiert ihn in einen Zwischenspeicher (der alte Zwischenspeicher-Inhalt wird überschrieben).

Kopieren

Kopiert den gewählten Prozess in einen Zwischenspeicher (der alte Zwischenspeicher-Inhalt wird überschrieben).

Einfügen

Fügt eine Kopie des Zwischenspeicher-Inhalts über dem Auswahlbalken ein.

Vervielfältigen

Kopiert den gewählten Prozess und fügt ihn direkt unter dem gewählten Prozess wieder ein.

Löschen

Entfernt den gewählten Prozess.


Prozess widerrufen

Wählen Sie Widerrufen, wenn Sie den letzten Befehl innerhalb dieses Menüs wieder rückgängig machen wollen. Widerrufen können Sie nur einmal benutzen und danach erst wieder, wenn Sie eine neue Menüoption gewählt haben. Die Menüoption Widerrufen zeigt Ihnen auch an, welcher Befehl widerrufen werden kann.

Beispiel Sie haben einen Prozess gelöscht. Wählen sie jetzt Widerrufen Prozess löschen, um die Löschung rückgängig zu machen. Sie können Widerrufen nicht noch einmal wählen, um den Prozess erneut zu löschen.


Prozess hinzufügen

Bevor Sie einen Prozess hinzufügen, stellen Sie sicher, daß Sie die gewünschten Schritte in der Liste der Schritte im Fenster Vorlage ändern ausgewählt haben.

Wenn Sie einen Prozess hinzufügen, erscheint das Fenster Auswahl des Prozesstyps, in dem Sie den Prozess wählen, den Sie hinzufügen möchten. Der Prozess wird über dem Auswahlbalken eingefügt.

Das Fenster enthält zwei Kategorien von Prozessen. Wählen Sie den gewünschten Prozesstyp und Klicken Sie OK an.

Sie können jeden beliebigen Prozess anwählen und die Hilfe-Taste anklicken, um sich die Funktion dieses Prozesses zeigen zu lassen.


Prozess ändern

Mit Ändern können Sie die Prozessinformation, die Sie für den gewählten Prozess eingegeben haben (Name, Kanal, Auslöser), wieder ändern.

Wählen Sie einen Prozess und anschließend die Option Ändern, um in das ensprechende Vorlage-Fenster zu gelangen, in dem Sie die auf die Vorlage bezogenen Funktionen des Prozesses ändern können.


Prozess parametrisieren

Mit dieser Option können Sie die Standard-Prozedur-Parameter des gewählten Prozesses definieren (Regelart, Kurvenform, Parameter-Werte, etc.). Es ist das gleiche wie ein Doppelklick auf den Prozessnamen.

Es erscheint das Parameter-Fenster für den gewählten Prozess, in dem Sie die auf die Prozedur bezogenen Funktionen des Prozesses ändern können.


Prozess ausschneiden

Entfernt den gewählten Prozess und kopiert ihn in einen Zwischenspeicher (der alte Zwischenspeicher-Inhalt wird überschrieben).

Mit den Optionen Ausschneiden und Einfügen können Sie einen Prozess innerhalb der Vorlage bewegen oder ihn in eine andere Vorlage einfügen.


Prozess kopieren

Kopiert den gewählten Prozess in einen Zwischenspeicher (der alte Zwischenspeicher-Inhalt wird überschrieben).

Mit den Optionen Kopieren und Einfügen können Sie die Kopie eines Prozesses innerhalb der Vorlage bewegen oder ihn in eine andere Vorlage einfügen.


Prozess einfügen

Fügt eine Kopie des Zwischenspeicher-Inhalts über dem Auswahlbalken ein.

Mit den Optionen Kopieren bzw. Ausschneiden und Einfügen können Sie einen Prozess bzw. die Kopie eines Prozesses innerhalb der Vorlage bewegen oder in eine andere Vorlage einfügen.


Prozess vervielfältigen

Kopiert den gewählten Prozess und fügt ihn unter den gewählten Prozess ein. Das Vervielfältigen eines Prozesses funktioniert wie eine Kombination aus Kopieren und Einfügen. Wenn Sie einen Schritt vervielfältigen, wird der Vermerk (Kopie #) an den Namen des Prozesses angehängt.

Beispiel, Sie vervielfältigen einen Prozess mit dem Namen Rampe 1. Diese Kopie des Prozesses erhält den Namen Rampe 1 (Kopie 1). Wenn sie den Prozess erneut vervielfältigen, bekommt dieser den Namen Rampe 1 (Kopie 2).


Prozess löschen

Entfernt den gewählten Prozess.


Optionen-Menü

Das Optionen-Menü benutzen Sie, um das Fenster Datei-optionen zu öffnen, in dem Sie das Dateifor-mat wählen und um das Fenster Wieder-anlauf Optionen zu öffnen, in dem Sie die Funktionsweise der Option Autosichern festlegen.

Dateioptionen

Legt fest, in welchem Format die Daten in der Testdatei aufgenommen werden.

Reine Text-Datei

Lotus Text-Datei

Excel Text-Datei

Wiederanlauf Optionen

Konfiguriert die Funktion der Austosichern-Option, die für einen Test- Wiederanlauf verwendet werden soll.


Dateioptionen

Dieses Fenster benutzen Sie, um das Format der Testdatei festzulegen.

Hinweis

Die Standardeinstellung für das Dateiformat kann nach Installation der TestWare-SX-Software vorgenommen werden.

Dateiformat

Hier wählen Sie das Dateiformat, um die Testdatei mit gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen kompatibel zu machen. Wenn Sie die Listen- Taste anklicken, erscheinen die drei wählbaren Formate.

Reine Text-Datei

Lotus Text-Datei

Excel Text-Datei

Ereignisregistrierung

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird jede Betätigung der Tasten Start, Halt oder Stop registriert. Außerdem werden alle auftretenden aktiven Verriegelungen aufgezeichnet. Die Information wird in der Testdatei gesichert. Die Ereignisse werden jeweils im Anschluß an die letzte Datenaufnahme in die Testdatei geschrieben.

Übernahme der Prozedurbeschreibung

Schreibt eine Liste der Testprozedur-Schritte, Prozesse, und Parameter in die Testdatei. Diese tabellarische Prozedurbeschreibung ist die gleiche, die Sie auch über die Option Druck auf Bildschirm (Druck Voraussicht) des Datei-Menüs erhalten.


Wiederanlauf Optionen

In diesem Fenster stellen Sie die Optionen für einen Test-Wiederanlauf ein. Im Fenster Wiederanlauf Optionen können Sie wählen, wie eine Teststatus-Datei, die für den Wiederanlauf eines Versuchs gebraucht wird, verwaltet werden soll.

Autosichern für event. Wiederanlauf

Sichert den Teststatus bei jedem Wechsel des Sollwertstatus von Start zu Stop oder von Stop zu Start (auch aufgrund von Verriegelungen). Die beiden folgenden Unterfunktionen werden zur Auswahl angeboten.

Bei Schrittende

Sichert den Teststatus am Ende jedes Schrittes.

Mindestens alle

Sichert den Teststatus periodisch. Definieren Sie, wie oft ein Schnappschuß des Teststatus aufgenommen werden soll. Geben Sie in das Eingabefeld einen Wert ein und wählen Sie mit der Listen-Taste die Einheiten.

Standardeinstellungen

Wenn Sie eine neue Vorlage erzeugen, werden für einen eventuellen Wiederanlauf Standardeinstellungen angewendet. Testprozeduren übernehmen die Attribute der Standardprozedur (d.h. der Vorlage). Sie können jedoch die Wiederanlauf-Einstellungen für jede Prozedur ändern.

Testdateien, die unter Software-Version 1.3 oder älter erstellt wurden, besitzen keine Standardeinstellungen.


Kategorie Sollwert-Prozesse

Sollwert-Prozesse regeln ein Servoventil oder einen Servomotor im geschlossenen Regelkreis. Diese Prozesse werden aneinandergereiht, und bilden so den Sollwertverlauf für einen Regelkanal. Ein einzelner Sollwert-Prozesse kann auf mehreren Regelkanälen angewendet werden.

Hinweis

Es sollte immer wenigstens ein Sollwertprozess in jedem Regelkanal aktiv sein. Wenn in der Sequenz der Sollwertprozesse eine Lücke auftritt, übernimmt die zuletzt aktive Regelart die Regelung der Kolbenstange. Wenn, z.B. durch falsche Eingabe, zwei Sollwert-Prozesse in einem Regelkanal gleichzeitig zur Anwendung kommen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Ein Doppelklick auf die Kategorie Sollwert-Prozesse zeigt bzw. verbirgt die Prozesse dieser Kategorie.


Kategorie Datenaufnahme-Prozesse

Ein Datenaufnahme-Prozess nimmt Daten aus einem Referenz-Eingangskanal und aus bis zu sieben anderen Eingangskanälen auf. Sie konfigurieren den Referenzkanal so, daß die Daten auf eine der drei folgenden Arten aufgenommen werden.

Die Daten werden in einem Puffer zwischengespeichert. Durch entsprechende Kombination der Puffergröße und des Speichertyps hat man mehrere Optionen, spezielle Daten aufzunehmen und andere Prozesse zu triggern.


Kategorie Externe Steuerungs-Prozesse

Externe Steuerungs-Prozesse geben Steuersignale an externe Geräte ab, die nicht Teil des Servoregelkreises sind. Sie benutzen diese Prozesse für folgende Aufgaben.

Ausgabe von Informationen über den Signalzustand.

Externe Geräte werden angewiesen, etwas zu tun.

Ausgabe eines Spannungspegels.


Kategorie Auslösende Ereignisse

Diese Prozesse sprechen entweder auf Ereignisdetektoren an oder erzeugen die Bedingungen zur Triggerung anderer Prozesse. Auslösende Ereignisse benutzen Sie für folgende Aufgaben:

Überwachung von Aufnehmersignalen (Grenzwertüberwachung).

Überwachung der Statussignale von externen Geräten (Überwachung digitaler Eingänge).

Ermöglichung eines Benutzereingriffs.

Auslösende Ereignisse sind ein effektives Mittel, bei Auftreten bestimmter Bedingungen andere Prozesse zu triggern.


Kategorie Spezial-Prozesse

Spezial-Prozesse bieten, im Vergleich zu den Prozessen der anderen Kategorien, noch weitergehende Möglichkeiten. Dieser Prozesstyp kann - in einem Prozess - Funktionen aus mehreren Prozesskatogorien kombinieren und bietet darüberhinaus auch noch eigene Funktionen.

Die meisten Spezial-Prozesse sind Teil einer optionalen Anwendung. Sie können für ganz spezielle Versuchsarten entworfen werden. Spezial- Prozesse können z.B. aus einer speziellen Kombination von Standardprozessen bestehen, zugeschnitten für einen bestimmten Versuch.


TestWare-SX Fenster Prozedur ausführen

Dieses Fenster benut-zen Sie, um eine Test-prozedur auszuführen und ihre Ausführung zu überwachen.

Schritte

Zeigt eine Liste der Schritte, aus denen die gewählte Testprozedur besteht. Jeder Schritt wird, während er ausgeführt wird, markiert.

Stop

Wenn Sie Stop anklicken, wird der Versuch beendet.

Halt

Wenn Sie Halt anklicken, wird der Versuch unterbrochen, bis Start oder Stop gedrückt wird.

Start

Wenn Sie Start anklicken, wird der Versuch gestartet.

Programm Status

Zeigt den aktuellen Teststatus an. Folgende Anzeigen sind möglich.

Zurücksetzen (Kontrolle-Menü)

Laufend (Start-Taste gedrückt)

Angehalten (Halt-Taste gedrückt)

Gestoppt (Stop-Taste gedrückt)

Beendet (Test beendet)

Fehler (Meldung)

Schleifenzähler

Zeigt eine Liste der Schleifenzähler. Jeder Schlei-fenzähler zeigt den Namen der Schleife und die An-zahl der bereits ausgeführten Wiederholungen an.

Segmentzähler

Zeigt eine Liste der Regelkanäle und die Anzahl der Segmente, die bereits ausgeführt wurden. Den Zähler stellen Sie über das Kontrolle-Menü zurück (Zähler nullen).


TestWare-SX Fenster Prozedur ändern

Schritte

Zeigt eine Liste der Schritte, aus denen die gewählte Prozedur sich zusammensetzt. Markieren sie einen Schritt, um seine Prozesse einzusehen.

Prozesse

Zeigt die Liste der Prozesse des gewählten Schrittes. Doppelklick auf einen Prozess öffnet das entsprechende Prozess Parameter Fenster.

Prozedur ändern

Dieses Fenster benutzen Sie, um Testprozeduren zu erzeugen und zu ändern. Wenn Sie eine neue Testprozedur erzeugen, definieren Sie jeden Prozess jedes Schrittes der Standard-Testprozedur. Wenn Sie eine Testprozedur ändern, können Sie die Parameter eines oder mehrerer Prozesse ändern. Benutzen Sie das folgende Verfahren als Richtlinie, wenn Sie eine Testprozedur erstellen.

1	Benutzen Sie das Datei-Menü, um eine neue Testprozedur zu erzeugen oder eine vorhandene zu öffnen.

2	Wählen Sie einen Schritt (oder fügen Sie einen Schritt und einen Prozess hinzu) und klicken Sie danach einen Prozess doppelt an. Es erscheint das entsprechende Prozess Parameter Fenster für den gewählten Prozess.

3	Bearbeiten Sie das Prozess Parameter Fenster, falls Sie eine neue Testprozedur erzeugen. Ändern Sie nur die gewünschten Parameter, falls Sie eine vorhandene Testprozedur geöffnet haben.

4	Wenn Sie die Definition der Testprozedur abgeschlossen haben, wählen Sie Sichern im Datei-Menü, falls Sie die vorhandene Datei überschreiben wollen, oder wählen Sie Sichern als, falls Sie die Datei unter einem anderen Namen sichern wollen.

Bevor Sie einen Versuch ausführen

Bevor Sie die Start-Taste anklicken, um eine Testprozedur zu starten, beachten Sie folgendes.

Sie sollten eine Probe eingebaut haben.

Die Definition der TestStar-Konfiguration sollte abgeschlossen sein (Aufnehmer, Detektoren, Anzeigeoptionen, etc.).

Falls Ihr Versuch Datenaufnahme-Prozesse enthält, müssen Sie eine Testdatei erstellen.

Benutzen Sie das Kontrolle-Menü, um den Test und die Zähler zurückzusetzen.

Während des Versuchs

Während der Versuch läuft, haben Sie folgende Anzeigen und Eingriffsmöglichkeiten.

Der gerade ausgeführte Schritt wird in der Liste der Schritte markiert.

Sie können die Halt-Taste drücken, um den Test zu unterbrechen und den Ausgang auf gleichem Pegel zu halten. Wenn Sie Start drücken, wird der Test wieder aufgenommen. Sie können den Test auch mit den Start-, Halt- und Stop-Tasten auf dem Lastrahmen-Bedienfeld steuern.

Sie können den Test jederzeit mit der Stop-Taste stoppen.

Wenn sie eine Testdatei geöffnet haben, können Sie eine Notiz schreiben und in die Testdatei eingeben.

Sie können Detektoren nachjustieren und den Servoregelkreis im TestStar- Hauptfenster neu optimieren.

Zusätzliche Informationen

Auf der Rückseite des Trennblattes von Kapitel 2 (Test entwerfen) finden Sie ein Flußdiagramm, das den Ablauf beim Ändern einer Prozedur zeigt. Kapitel 2 enthält auch ein ausführliches Beispiel zum Ändern einer Prozedur. In Kapitel 3 finden Sie ausführliche Informationen zur Ausführung eines Tests.


TestWare-SX Fenster Prozedur ausführen

Dieses Fenster kann sich im Modus Ändern oder im Modus Ausführen befinden. Die Menüs sind in beiden Modi die gleichen. Mit einem Doppelklick auf das Systemmenü-Sinnbild (oben links) verlassen Sie die Prozedur-Funktion und kehren zum TestWare-SX Hauptfenster zurück.

Datei-Menü

Mit diesem Menü können Sie Testprozedur-Dateien erzeugen, sichern, öffnen und löschen. Sie können auch den Inhalt einer Testprozedur drucken oder auf dem Bildschirm anschauen.

Modus-Menü

Das Modus-Menü benutzen Sie, um zwischen den Fenstern Prozedur ändern und Prozedur ausführen hin und her zu wechseln.

Kontrolle- Menü

Setzt den Versuch zurück und stellt den Segmentzähler auf Null.

Testdaten- Menü

Erzeugt oder öffnet eine Testdatei und gibt Ihnen die Möglichkeit, dieser Testdatei versuchsrelevante Informationen hinzuzufügen.

Optionen- Menü

Legt das Format der Testdatei fest und stellt die Autosichern-Optionen ein (für einen Test-Wiederanlauf).

Prozedur und Testdatei

Zeigt die Namen der gewählten Testprozedur und Testdatei.


Datei-Menü

Das Datei-Menü des Fensters Prozedur ändern benutzen Sie, um Prozedur- Dateien zu erzeugen, zu sichern, zu öffnen und zu löschen.

Neu

Mit dieser Option können Sie eine neue Testprozedur erstellen.

Öffnen

Öffnet das Fenster Prozedur öffnen, in dem Sie eine vorher gesicherte Prozedur auswählen können.

Sichern

Sichert die gerade bearbeitete Prozedur-Datei. Beim Sichern wird die aktuelle Datei überschrieben. Falls Sie der Prozedur noch keinen Namen gegeben haben, erscheint das Fenster Prozedur sichern , in dem Sie der Prozedur einen Namen geben können.

Sichern als

Öffnet das Fenster Prozedur sichern , in dem Sie die Datei unter einem anderen Namen sichern und die ursprüngliche Datei unverändert beibehalten können.

Sichern als Vorlage

Öffnet das Fenster Vorlage sichern , in dem Sie die Prozedur als Vorlage sichern können.

Löschen

Öffnet das Fenster Prozedur löschen, in dem Sie eine Prozedur entfernen können, die Sie nicht mehr brauchen.

Drucken

Druckt die aktuelle Prozedur auf einem Drucker aus. Die gedruckte Information enthält eine Liste aller Schritte, Prozesse und deren Parameter.

Drucker Einstellungen

Öffnet das Fenster Drucker Einstellung, in dem Sie den Drucker auswählen, den Sie benutzen wollen.

Druck auf Bildschirm

Öffnet das Fenster Druck Voraussicht, in dem Sie eine Liste der Schritte, Prozesse und Parameter der Prozedur einsehen können.

Druck auf Datei

Öffnet das Fenster Druck auf Datei, in dem Sie die Informationen sichern können, die Sie als Textdatei ausdrucken können.


Neue Prozedur

Mit dieser Option erzeugen Sie eine neue Testprozedur.


Prozedur öffnen

Dieses Fenster benutzen Sie, um eine Vorlagen-Prozedur zu öffnen, die Sie ändern oder ausführen wollen.

Benutzung des Fensters

Wählen Sie eine Prozedur aus der Liste der Prozeduren aus. Die Prozeduren sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet (nicht in der Reihenfolge, in der Sie sie erstellt haben). Die gewählte Prozedur wird im Feld Prozedurname gezeigt.

Klicken Sie auf Öffnen (oder klicken Sie die gewählte Prozedur doppelt an), um die Prozedur-Datei zu öffnen.

Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie ins Fenster Prozedur ändern zurückkehren wollen, ohne eine Datei zu öffnen.

Prozedur-Dateien

Prozedur-Dateien haben eine numerische Dateierweiterung, die in diesem Fenster nicht angezeigt wird. Da die Vorlagen-Datei (die Standard-Testprozedur) die Erweiterung .000 benutzt, bekommt jede zusätzliche Testprozedur, die zu dieser Vorlage gehört, eine gegenüber der zuletzt gesicherten Prozedur um eins erhöhte numerische Erweiterung.


Prozedur sichern

Sichert die gerade bearbeitete Prozedur-Datei. Beim Sichern wird die aktuelle Datei überschrieben. Falls Sie der Prozedur noch keinen Namen gegeben haben, erscheint das Fenster Prozedur sichern , in dem Sie der Prozedur einen Namen geben können.


Prozedur Sichern als

Sichert eine Vorlage-Prozedur.

Benutzung des Fensters

Geben Sie den Namen, den Sie der Prozedur geben wollen, ins Eingabefeld Prozedurname ein.

Klicken Sie auf Sichern, um die Prozedur-Datei zu sichern.

Klicken Sie auf Abbrechen, um ins Fenster Prozedur ändern zurückzukehren, ohne die Datei zu sichern.


Prozedur als Vorlage sichern

Dieses Fenster benutzen sie, um eine Prozedur als Vorlagen-Datei zu sichern. Wählen Sie das Verzeichnis, in das Sie die Datei sichern wollen, geben Sie den Namen ein, den Sie der Vorlage geben wollen und klicken Sie danach auf Sichern.

Datei

Geben Sie ins Datei-Eingabefeld den Namen ein, den Sie der Vorlage geben wollen. Die Erweiterung .000 wird automatisch angehängt.

Aktuelles Verzeichnis

Zeigt den Pfad des aktuellen Verzeichnisses. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis wählen, wird der entsprechende Pfad angezeigt.

Dateien

Zeigt eine Liste der Vorlage-Dateien im aktuellen Verzeichnis.

Verzeichnisse

Zeigt eine Liste der vorhandenen Verzeichnisse. Bei Doppelklick auf ein Verzeichnis wird rechts neben Aktuelles Verzeichnis der Pfad dieses Verzeichnisses angezeigt

Sichern

Wenn Sie sichern anklicken, wird die gewählte Vorlagen-Datei im gewählten Verzeichnis gesichert.

Abbrechen

Mit Abbrechen kehren Sie zum Fenster Vorlage ändern zurück, ohne irgendetwas zu öffnen.


Prozedur löschen

Dieses Fenster benutzen Sie, um Testprozeduren, die Sie nicht mehr brauchen, zu löschen.

Benutzung des Fensters

Wählen Sie eine Prozedur aus der Liste der Prozeduren. Der Name der Prozedur, die Sie löschen wollen, wird im Feld Prozedurname angezeigt.

Wenn Sie versuchen, die Standard-Testprozedur zu löschen, erscheint ein Dialogfenster, das Ihnen sagt, daß die Standard-Testprozedur nicht gelöscht werden kann. Sie müssen die Option Vorlage löschen wählen, um die Standard-Testprozedur zu löschen.

Klicken Sie auf Löschen (oder klicken Sie die Prozedur doppelt an), um die Prozedur-Datei zu löschen.

Klicken Sie auf Abbrechen, um ins Fenster Prozedur ändern zurückzukehren, ohne eine Datei zu löschen.


Prozedur drucken

Druckt die aktuelle Prozedur auf einem Drucker aus.

Drucken - Übersicht

Wenn Sie sich eine Prozedur ausdrucken, haben Sie alle gewählten Optio-nen und Parameter, aus denen die Prozedur besteht, in gedruckter Form vor Augen. Wenn Sie eine Vorlage ausdrucken, drucken Sie damit die Standard- Testprozedur aus. Der Ausdruck einer Prozedur enthält im einzelnen die folgenden Informationen.

Den Namen und Pfad der Prozedur.

Die Testdatei-Optionen.

Den Namen jedes Schrittes und die gewählten Schritt Beendet-Prozesse.

Den Namen jedes Prozesses und alle Parameter, die in den Vorlage- und Parameter-Fenstern der entsprechenden Prozesse eingestellt werden.

Ausdruck einer Prozedur

Benutzen Sie das fogende Verfahren als Richtlinie, um von einer Prozedur einen Ausdruck zu erzeugen.

1	Öffnen Sie eine Vorlage.

2	Wählen Sie Drucker Einstellungen im Datei-Menü und wählen Sie den Drucker, den Sie benutzen möchten.

3	Falls Sie den Inhalt der Vorlage einsehen wollen, wählen Sie Druck auf Bildschirm im Datei-Menü.

4	Falls Sie eine Textdatei der Information, die ausgedruckt werden kann, erzeugen wollen, wählen Sie Druck auf Datei  im Datei-Menü.

5	Wählen Sie Drucken im Datei-Menü, um einen Ausdruck der Prozedur- Informationen zu erhalten.


Drucker Einstellungen

Dieses Fenster benutzen Sie, um einen Drucker auszuwählen. Sie müssen für alle verfügbaren Drucker, die an Ihren Computer ange-schlossen sind, die entsprechenden Druckertreiber installiert haben.

Benutzung des Fensters

Falls Ihnen mehrere Drucker zur Verfügung stehen, wählen Sie den Drucker aus, den Sie benutzen möchten. Wenn Sie die Taste Einstellung anklicken, erscheint das Job Parameter-Fenster. Stellen Sie in diesem Fenster die Druckoptionen ein, wie z.B. Papiergröße, Ausrichtung und Maßstab. Die richtige Einstellung des Druck Managers entnehmen Sie bitte dem Druckerhandbuch.


Prozedur - Druck Voraussicht

Das Fenster Druck Voraussicht zeigt alle Schritte und Prozesse, aus denen eine Prozedur besteht. Die Informationen umfassen alle Parameter, die die Prozedur definieren.

Benutzung des Fensters

Die Information, die Sie im Fenster Druck Voraussicht sehen, ist eine Übersicht über die Schritte und Prozesse, einschließlich deren Parameter, aus denen eine Prozedur besteht.

Gehen Sie diese Übersicht durch, um eventuelle Fehler in der Prozedur auszumerzen. Beispiel Stellen Sie sicher, daß in jedem Schritt mindestens ein Prozess dem Schrittende-Auslöser zugeordnet ist.

Überprüfen Sie die Start- und Ende-Auslöser jedes Prozesses auf korrekte Reihenfoge. Beispiel Stellen sie sicher, daß Segment- Sollwertprozesse nacheinander angeordnet sind. Mindestens ein Prozess in einem Schritt muß den Schrittstart-Auslöser benutzen.

Das Druck-Menü bietet die gleichen Druck-Funktionen wie das Datei-Menü des Fensters Prozedur ändern.


Prozedur - Druck auf Datei

Testprozeduren sind keine Textdateien. Im Fenster Druck auf Datei haben Sie die Möglichkeit, alle relevanten Informationen der gewählten Prozedur als Textdatei zu sichern.

Dieses Fenster benut-zen Sie, um die in der Prozedur enthaltenen Informationen als Textdatei zu sichern. Wählen Sie das Ver-zeichis, in das Sie die Textdatei sichern wollen. Klicken sie OK an, um die Textdatei der Prozedur in dieses Verzeichnis zu sichern.

Datei

Zeigt den Namen der aktuellen Prozedur mit der Erweiterung .TXT. Dies ist der Name, den die Textdatei erhält.

Aktuelles Verzeichnis

Zeigt den Pfad des aktuellen Verzeichnisses. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis wählen, wird der Verzeichnis-Pfad entsprechend aktualisiert.

Dateien

Zeigt eine Liste der Prozedur-Textdateien im aktuellen Verzeichnis. Es werden nur Dateien mit der Erweiterung .TXT aufgelistet.

Verzeichnisse

Zeigt eine Liste der verfügbaren Verzeichnisse. Mit einem Doppelklick auf ein anderes Verzeichnis wird rechts neben Aktuelles Verzeichnis der neue Pfad angezeigt.

OK

Wenn Sie OK anklicken, wird die gewählte Prozedur-Datei im gewählten Verzeichnis gesichert.

Abbrechen

Mit Abbrechen kehren Sie zum Fenster Prozedur ändern zurück, ohne etwas zu öffnen.


Modus-Menü

Das Modus-Menü benutzen Sie, um zwischen den Fenstern Prozedur ändern und Prozedur ausführen hin und her zu wechseln.

Benutzung des Fensters

Wählen Sie Ändern im Modus-Menü, um das Fenster Prozedur ändern zu öffnen, in dem Sie die Prozeduren, die zu einer Vorlage gehören, erstellen, ändern und sichern können.

Wählen Sie Ausführen im Modus-Menü, um das Fenster Prozedur ausführen zu öffnen, in dem Sie eine Testprozedur ausführen und Versuchsdaten aufnehmen können.


Ändern

Öffnet das Fenster Prozedur ändern , in dem Sie die Prozeduren, die zu einer Vorlage gehören, erstellen, ändern und sichern können.


Ausführen

Öffnet das Fenster Prozedur ausführen , in dem Sie eine Testprozedur ausführen und Versuchsdaten aufnehmen können.


Kontrolle-Menü

Das Kontrolle-Menü benutzen Sie, um den Test zurückzusetzen und die Zähler zu nullen.

Zurücksetzen

Stellt alle Zähler (Schleifen- und Segment-Zähler) auf Null und setzt den Test zurück. Der Teststatus zeigt Zurückgesetzt an, wenn diese Option gewählt wurde.

Zähler nullen

Löscht den Segment-Zähler und Gesamt Zähler, ohne den Test zurückzusetzen.


Zurücksetzen

Stellt alle Zähler (Schleifen- und Segment-Zähler) auf Null und setzt den Test zurück. Der Teststatus zeigt Zurückgesetzt an, wenn diese Option gewählt wurde.

Es ist empfehlenswert, jeden Test nach seiner Durchführung zurückzusetzen.


Zähler Nullen

Löscht die Schleifenzähler und Gesamt Zähler, ohne den Test zurückzusetzen.


Testdaten-Menü

Das Testdaten-Menü benutzen Sie, um eine Testdatei anzulegen und versuchsbezogene Informationen aufzuzeichnen.

Testdatei öffnen

Öffnet eine vorhandene Datei oder erzeugt eine neue Datei, in die Versuchsdaten aus Datenaufnahme-Prozessen abgelegt werden können. Sie müssen eine Testdatei öffnen, bevor Sie einen Versuch durchführen können, der Datenaufnahme-Prozesse enthält.

Testdatei schließen

Schließt die Datei, die Sie zur Datenaufnahme geöffnet haben. Wenn der Versuch beendet ist, schließen Sie die Datei.

Beschreibung

Öffnet das Fenster Testbeschreibung. Dort können Sie eine Beschreibung des Versuchs eingeben. Diese Beschreibung wird direkt am Anfang der Testdatei gesichert.

Notizen

Öffnet ein Fenster, in das Sie Informationen über den Fortgang des Versuchs eingeben können. Dieses Fenster benutzen Sie, um Informationen über den Versuch aufzuzeichnen, während er läuft. Notizen werden in der Testdatei jeweils nach der letzten Datenaufnahme gesichert.

Testdatei File

Eine Testdatei erhält die Erweiterung .DAT. Eine zweite, die sogenannte Wiederanlauf-Datei wird mit der Testdatei verknüpft. Diese zweite Datei enthält den während der Versuchsdurchführung ständig aktualisierten Teststatus. Die verknüpfte Datei benutzt die Erweiterung .SXS.

Wenn Sie eine vorhandene Testdatei öffnen, erscheint ein weiteres Fenster, in dem Sie aufgefordert werden anzugeben, auf welche Weise Ihre Versuchsdaten geschrieben werden sollen. Sie können die vorhandenen Daten überschreiben oder die neuen Daten an die vorhandenen anhängen.


Testdatei öffnen

Sie müssen vor Versuchsbeginn eine Testdatei öffnen, wenn Ihr Versuch Datenaufnahme-Prozesse enthält. Wenn Sie dies nicht tun, werden Sie dazu aufgefordert, sobald Sie den Versuch starten wollen (der Versuch startet nicht, bevor Sie nicht eine Testdatei geöffnet haben).

Datei

Hier geben Sie den Namen der Testdatei ein. Die Erweiterung .DAT wird automatisch angehängt.

Aktuelles Verzeichnis

Zeigt den Pfad des aktuellen Verzeichnisses. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis wählen, wird der Verzeichnis-Pfad entsprechend aktualisiert.

Dateien

Zeigt eine Liste der Testdateien im aktuellen Verzeichnis.

Verzeichnisse

Zeigt eine Liste der vorhandenen Verzeichnisse. Bei Doppelklick auf ein Verzeichnis wird rechts neben Aktuelles Verzeichnis der Pfad dieses Verzeichnisses angezeigt

OK

Wenn sie OK anklicken, wird die gewählte Testdatei dem Test zugeordnet.

Abbrechen

Wenn Sie Abbrechen anklicken, kehren Sie zum Prozedur- Hauptfenster zurück, ohne eine Testdatei zu öffnen.

Öffnen einer neuen Testdatei

1	Geben Sie den Namen, den Sie der Testdatei geben wollen, ins Datei-Eingabefeld ein.

2	Wählen Sie das Verzeichnis, in das Sie die Testdatei ablegen wollen.

3	Klicken Sie OK an.

4	Öffnen Sie nach Beendigung des Versuchs das Menü Testdaten und wählen Sie die Option Testdatei schließen.

Öffnen einer vorhandenen Testdatei

1	Wählen Sie das Verzeichnis, in dem sich die Testdatei befindet.

2	Wählen Sie die Testdatei aus der Liste der Testdateien aus. Es werden nur Dateien mit der Erweiterung .DAT aufgelistet.

3	Klicken Sie OK an.

4	Das Fenster Testdatei vorhanden erscheint. Wählen Sie im Feld Zurücksetzen die Option Nicht Zurücksetzen oder Nur Prozedur.

5	Wählen Sie im Feld Testdaten vorhanden die Option Daten überschreiben oder An vorhandene Daten anhängen.

6	Klicken sie OK an.

7	Öffnen Sie nach Beendigung des Versuchs das Menü Testdaten und wählen Sie die Option Testdatei schließen.


Testdatei schließen

Schließt die Datei, die Sie zur Datenaufnahme geöffnet haben. Wenn der Versuch beendet ist, schließen Sie die Datei.


Testbeschreibung

Dieses Fenster benutzen Sie, um versuchsbezogene Information zur Testdatei hinzuzufügen.

Benutzung des Fensters

Geben Sie Ihre Testbeschreibung ein. Die Testbeschreibung wird an den Anfang der Testdatei eingefügt.

Klicken Sie auf Eingabe, damit der Text der Testbeschreibung in die Testdatei aufgenommen wird.

Klicken sie auf Abbrechen, wenn Sie das Fenster wieder verlassen wollen, ohne die Testbeschreibung einzugeben oder zu ändern.

Klicken Sie auf Entfernen, um den eingegebenen Text aus dem Fenster zu löschen.


Notizeingabe

Dieses Fenster benutzen Sie, um während des Versuchs versuchsbezogene Informationen in die Testdatei einzufügen.

Benutzung des Fensters

Geben Sie die Informationen ein, die Sie in die Testdatei einfügen möchten.

Klicken Sie auf Eingabe, um den Text der Notiz in die Testdatei einzufügen.

Wählen Sie Löschen im Ändern-Menü, um einen bereits eingegebenen Text wieder zu löschen.

Klicken Sie zweimal auf die Systemmenü-Taste (oben links), um das Fenster zu schließen, ohne die aktuelle Notiz zu ändern.


Optionen-Menü

Das Optionen-Menü benutzen Sie, um das Dateiformat zu wählen und die Funktionsweise der Option Autosichern festzulegen (für einen Test- Wiederanlauf).


Dateioptionen

Dieses Fenster benutzen Sie, um das Format der Testdatei festzulegen.

Hinweis

Die Standardeinstellung für das Dateiformat kann nach Installation der TestWare-SX-Software vorgenommen werden.

Dateiformat

Hier wählen Sie das Dateiformat, um die Testdatei mit gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen kompatibel zu machen. Sie können aus drei wählbaren Formaten eines auswählen.

Reine Text-Datei

Lotus Text-Datei

Excel Text-Datei

Ereignisregistrierung

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird jede Betätigung der Tasten Start, Halt oder Stop registriert. Außerdem werden alle auftretenden aktiven Verriegelungen aufgezeichnet. Die Information wird in der Testdatei gesichert. Die Ereignisse werden jeweils im Anschluß an die letzte Datenaufnahme in die Testdatei geschrieben.

Übernahme der Prozedurbeschreibung

Schreibt eine Liste der Testprozedur-Schritte, Prozesse und Parameter in die Testdatei. Diese tabellarische Prozedurbeschreibung ist die gleiche, die Sie auch über die Option Druck auf Bildschirm (Druck Voraussicht) des Datei-Menüs erhalten.


Wiederanlauf-Optionen

In diesem Fenster stellen Sie die Optionen für einen Test-Wiederanlauf ein.

Autosichern für event. Wiederanlauf

Sichert den Teststatus bei jedem Wechsel des Sollwertstatus von Start zu Stop oder von Stop zu Start (auch aufgrund von Verriegelungen). Die beiden folgenden Unterfunktionen werden zur Auswahl angeboten.

Bei Schrittende

Sichert den Teststatus am Ende jedes Schrittes.

Mindestens Alle

Sichert den Teststatus periodisch. Definieren Sie, wie oft ein Schnappschuß des Teststatus aufgenommen werden soll. Geben Sie in das Eingabefeld einen Wert ein und wählen Sie mit der Listen-Taste die Einheiten.

Standardeinstellungen

Wenn Sie eine neue Vorlage erzeugen, werden für einen eventuellen Wiederanlauf Standardeinstellungen angewendet. Testprozeduren übernehmen die Attribute der Standardprozedur (d.h. der Vorlage). Sie können jedoch die Wiederanlauf-Einstellungen für jede Prozedur ändern.


Notizeingabe

Dieses Fenster benutzen Sie, um während des Versuchs versuchsbezogene Informationen in die Testdatei einzufügen.

Geben Sie die Informationen ein, die Sie in die Testdatei einfügen möchten.

Klicken Sie auf Eingabe, um den Text der Notiz in die Testdatei einzufügen.

Wählen Sie Löschen im Ändern-Menü, um einen bereits eingegebenen Text wieder zu löschen.

Klicken Sie zweimal auf die Systemmenü-Taste (oben links), um das Fenster zu schließen, ohne die aktuelle Notiz zu ändern.


Notiz ändern

Wählen Sie das Ändern-Menü, um einen bereits eingegebenen Text wieder zu löschen. /* ID_NOTE_CLEAR_HLPPANEL = 402


Notiz löschen

Wählen Sie Löschen im Ändern-Menü, um einen bereits eingegebenen Text wieder zu löschen.


Existing Data File

Wir bedauern, daß die Übersetzung dieses Abschnitts noch nicht verfügbar ist.

This window appears if the name of your data file already exits. You also use this window to recover test that was stopped prematurely.

Data File: Template: Procedure:

These identify the template and procedure that are associated with the data file you opened.

Recovered test status

If test recovery was enabled, this area describes the status of the test when the last autosave was performed.

Restore

Restore the procedure and test status when you want to restore a test from the point it was stopped.

Restore the procedure only if you want to run the procedure and overwrite the test status.

Keep the current status for normal operation. Then select the data file option.

Data File

Overwrite the existing data to replace the current data with new data.

Append the existing data to add new data to the end of the existing data.

More Information

See Chapter 1 for an overview of test recovery.

See Chapter 3 for a procedure to recover a test.

See Chapter 4 for information about different uses of the selection options.


Fenster Benutzerdefiniertes Ereignis

Wenn Sie eine Testprozedur ausführen, erscheint das Fenster Benutzerdefiniertes Ereignis. Wenn sie darin eine Ereignis-Taste anklicken, wird der zugehörige Prozess beendet. Wenn ein Prozess des Typs Benutzerdefiniertes Ereignis endet, verschwindet der dazugehörende Text und die Taste. Ein anderer Prozess kann jetzt den Platz dieser Taste belegen.

Der Ereignis-Prozess erscheint auch auf dem LCD-Schirm des Lastrahmen- Bedienfeldes.


File Playback Counters Window