TestStar-Hauptfensters

Die Menüs des TestStar-Hauptfensters konfigurieren TestStar für einen Versuch.

Das Datei -Menü benutzen Sie, um Konfigurationsdateien zu verwalten.

Das Ändern -Menü benutzen Sie, um Eingänge, Ausgänge, Regelkanäle, numerische Anzeigen und andere TestStar-Einstellungen zu ändern.

Das Einstellen -Menü benutzen Sie zur Systemoptimierung, zur Einstellung der Überwachungskreise und zum Abgleich des Servoventils.

Das Anzeigen -Menü benutzen Sie, um Eingänge, Detektoreinstellungen, numerische Anzeigen oder das Oszilloskop auf dem Bildschirm darzustellen.

Das Hilfe-Menü (oder die entsprechenden Tastaturbefehle) benutzen Sie, um die Hilfe-Fenster zu öffnen.

Das TestStar-Hauptfenster zeigt den Status des Hydraulikaggregats und des Sollwertes, sowie den Status jedes Regelkanals an.

Name des Regelkanals

Der Name wird im Fenster Regelkanäle ändern eingegeben.

Hydraulik

Zeigt den Status der hydraulischen Anschlußeinheit (oder der Arbeitszylinder-Anschlußeinheit) die zu diesem Regelkanal gehört.

Einrichtregler

Zeigt den Status des Einrichtreglers auf dem Lastrahmen-Bedienfeld.

Aktuelle Regelart

Zeigt den Namen der aktiven Regelart.

Nächste Einricht-Regelart

Zeigt den Namen der Regelart an, die als nächste Regelart im Einrichtbetrieb zur Verfügung steht. Einrichtregelarten benutzen die Sollwertquelle Einrichtregler.


Fehlerstatus-Fenster

Dieses Fenster erscheint jedesmal, wenn die Grenzwert-, Regelfehler- oder Schwellwertüberwachung anspricht. Alle momentan vorliegenden Überwachungsereignisse (Faults) sind aufgelistet. Wenn ein Fault gelöscht wird, wird er aus der Liste entfernt. Das Fenster bleibt geöffnet, bis alle Faults gelöscht sind.

Faults sind unter dem Namen eines Eingangs oder eines Regelkanals aufgelistet. Jeweils nach dem Namen steht der Name des Detektors, der diesen Fault erzeugt hat.


TestStar Leistungsrate

Dieses Fenster benutzen Sie, um die Aktualisierungsrate des Servoregelkreises zu prüfen oder zu ändern.

Die Aktualisierungsrate des Servoregelkreises ist ein Maß für das Ansprechverhalten des Digitalreglers. Regelkanäle und berechnete Eingangssignale machen die Aktualisierungsrate des Servoregelkreises langsamer. Wenn dieses Fenster geöffnet ist, sehen Sie die maximale Aktualisierungsrate (unter Berücksichtigung der Anzahl von Regelkanälen und berechneten Eingangssignalen).

Sie können im Feld Aktualisierungsrateeinen Wert eingeben, der niedriger ist als die maximale Rate. Klicken Sie auf die Taste Maximale Rate, um die Aktualisierungsrate wieder auf den maximal möglichen Wert zurückzubringen.


Protokoll-Optionen

Das Fenster Protokoll-Optionen benutzen sie, um die TestStar-Aktivitäten aufzuzeichen. Dies wird hauptsächlich für Programmierzwecke benötigt.

Bedienfeld-Schirm Aus

Schaltet den LCD-Schirm auf dem Lastrahmen-Bedienfeld aus. Das Lastrahmen- Bedienfeld bleibt, mit Ausnahme des Schirms, voll in Funktion.

Protokollfenster

Öffnet ein Fenster, das die Aktivitäten zwischen Ihrem Computer und dem Digitalregler anzeigt.

Protokolldatei

Erzeugt eine Datei (C:.log) der Aktivitäten zwischen Ihrem Computer und dem Digitalregler.

Zieldatei wählen

Öffnet das Fenster Zieldatei wählen. In diesem Fenster geben Sie einen Dateinamen ein (benutzen Sie die Erweiterung .LOG) und legen den Dateipfad fest.

Zusätzliche Informationen

In Anhang D des TestStar-Referenzhandbuchs finden Sie weitere Informationen zu den Protokoll-Optionen.


Datei-Menüs

Mit den Optionen des Datei-Menüs öffnen Sie die entsprechenden Fenster, um folgende Aktionen auszuführen:

Öffnen

Öffnet eine zuvor gesicherte Konfigurationsdatei, die Ihre Einstellungen für alle TestStar-Fenster enthält.

Sichern

Sichert die aktuelle Konfiguration aller TestStar-Fenstereinstellungen.

Schrift wählen

Mit dieser Option können Sie Schrift und Schriftstil in den TestStar- Fenstern nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Druckansicht

Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Einstellungen, die Sie in den TestStar- Fenstern vorgenommen haben. Sie können diese Informationen auch als ASCII- Datei sichern oder ausdrucken.

Beenden

Mit dieser Option verlassen Sie TestStar.


Öffnet

Dieses Fenster benutzen Sie, um eine von Ihnen erzeugte TestStar- Konfigurationsdatei zu öffnen.

Datei öffnen

Hier wählen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten. Der Name der von Ihnen aus der Liste gewählten Datei erscheint in diesem Eingabefeld.

Dateityp

Hier wählen Sie, welche Dateitypen in der Liste der Dateien angezeigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist <Alle Dateien> . Wählen Sie den Dateityp *.TCC, um nur die Dateien mit der Erweiterung .TCC in der Liste der Dateien anzuzeigen.

Laufwerk

Zeigt das aktuelle Laufwerk an. Alle Wurzelverzeichnisse des Laufwerks werden in der Liste der Verzeichnisseangezeigt.

Verzeichnis

Zeigt die verfügbaren Verzeichnisse des gewählten Laufwerks an. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis doppelt anklicken, erscheinen in der Liste der Dateiendie Dateien dieses Verzeichnisses und in der Liste der Verzeichnissedie in diesem Verzeichnis enthaltenen Unterverzeichnisse.

Datei

Zeigt, entsprechend dem gewählten Dateityp, eine Liste der Dateien im aktuellen Verzeichnis an. Der Name der gewählten Datei wird im Feld Datei öffnenangezeigt.

Benutzung des Fensters

Sie müssen wissen, wo Sie Ihre Konfigurationsdateien gesichert haben.

1	Benutzen Sie die Listentaste des Laufwerk-Feldes, um das Laufwerk zu wählen, auf dem sich Ihre Konfigurationsdateien befinden.

2	Klicken Sie in der Liste der Verzeichnisse zweimal auf das gewünschte Verzeichnis. Die Dateien dieses Verzeichnisses erscheinen in der Liste der Dateien und die Unterverzeichnisse dieses Verzeichnisses werden in der Liste der Verzeichnisse angezeigt.

3	Wählen Sie aus der Liste der Dateien die TestStar-Konfigurationsdatei, die Sie öffnen möchten. Der Name der gewählten Datei erscheint im Feld Datei öffnen.

4	Klicken Sie auf OK, um die Datei zu öffnen.


Sichern als

Dieses Fenster benutzen Sie, um eine TestStar-Konfigurationsdatei zu sichern. Der Standardpfad für dieses Fenster ist der TestStar-Verzeichnispfad (C;|TS). Wir empfehlen Ihnen, für jede Versuchsart, die bei Ihnen vorkommt, eine Konfigurationsdatei zu sichern.

Datei sichern als

In dieses Feld geben Sie den Namen ein, den Sie der Konfigurationsdatei geben möchten.

Dateityp

Hier wählen Sie, welche Dateitypen in der Liste der Dateien angezeigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist <Alle Dateien> . Wählen Sie den Dateityp *.TCC, um nur die Dateien mit der Erweiterung .TCC in der Liste der Dateien anzuzeigen.

Laufwerk

Zeigt das aktuelle Laufwerk an. Alle Wurzelverzeichnisse des Laufwerks werden in der Liste der Verzeichnisseangezeigt.

Verzeichnis

Zeigt die verfügbaren Verzeichnisse des gewählten Laufwerks an. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis doppelt anklicken, erscheinen in der Liste der Dateiendie Dateien dieses Verzeichnisses und in der Liste der Verzeichnissedie in diesem Verzeichnis enthaltenen Unterverzeichnisse.

Datei

Zeigt, entsprechend dem gewählten Dateityp, eine Liste der Dateien im aktuellen Verzeichnis an. Der Name der gewählten Datei wird im Feld Datei öffnenangezeigt.

Benutzung des Fensters

Sie müssen wissen, wo Sie Ihre Konfigurationsdateien sichern möchten. Wir empfehlen Ihnen, TestStar-Konfigurationsdateien im TS-Verzeichnis zu sichern.

1	Benutzen Sie die Listentaste des Laufwerk-Feldes, um das Laufwerk zu wählen, auf dem Sie Ihre Konfigurationsdateien sichern möchten.

2	Klicken Sie in der Liste der Verzeichnisse zweimal auf das gewünschte Verzeichnis.

3	Geben Sie im Eingabefeld Datei sichern alsden Namen ein, den Sie der Konfigurationsdatei geben möchten.

4	Klicken Sie auf OK, um die Datei zu sichern.


Schrift wählen

Dies ist ein OS/2-Standardfenster. Dieses Fenster benutzen Sie, um die Schriftart zu wählen, in der der Text in den TestStar-Fenstern angezeigt werden soll.

Name

Wählt die Schriftart für den Text in den TestStar-Fenstern.

Größe

Wählt die Punktgröße der Schrift.

Stil

Hier wählen Sie, ob der Schriftstil normal, kursiv, fett, oder fett kursivauf die gewählte Schrift angewendet werden soll. Benutzen Sie einen leicht zu lesenden Schriftstil, vorzugsweise normal.

Beispiel

Zeigt die gewählte Schrift in der gewählten Größe und im gewählten Stil an, damit Sie sie beurteilen können, bevor Sie sie zuordnen.

Emphasis

BENUTZEN SIE DIESE OPTIONEN NICHT. Der TestStar-Text wird sonst unlesbar.


Druckansicht

Dieses Fenster zeigt eine Zusammenfassung der aktuellen TestStar-Einstellungen in einem Übersichtsformat.

Datei

Das Datei-Menü benutzen Sie, um die Übersicht der TestStar-Einstellungen zu drucken oder sie als ASCII-Datei zu sichern. Einige der Optionen rufen OS/2-Standardfenster auf.

Drucker-Einstellungzeigt ein Fenster, in dem Sie Ihren Drucker einstellen.

Druckensendet die Übersicht der TestStar-Einstellungen an Ihren Drucker.

Drucken auf Dateisichert die Übersicht der TestStar- Einstellungen als ASCII-Datei.

Anzeige aktualisierenkorrigiert die Einstellungen, die sich geändert haben seit das Druckansicht-Fenster geöffnet wurde.

Druckerfont wählenwählt eine Schriftart für den Ausdruck der TestStar-Einstellungen.

Anzeige

Mit den Optionen des Anzeige-Menüs wählen Sie die TestStar- Einstellungen, die Sie anschauen möchten.

Eingänge

Ausgänge

Regelkanäle

Konstante

Aktionen

Alles anzeigen


Ändern-Menü

Mit den Optionen des Ändern-Menüs öffnen Sie die entsprechenden Fenster, um folgende Definitionen oder Änderungen vorzunehmen:

Eingänge

Mit dieser Option definieren Sie die von Aufnehmern (Meßwandlern) kommenden oder aus einer Berechnung stammenden Eingangssignale sowie externe Eingänge.

Ausgänge

Mit dieser Option definieren Sie die Signale, die den 6 Ausgangsbuchsen auf der Reglerrückseite (J71 - J76) zugeordnet sind.

Regelkanäle

Mit dieser Option definieren Sie die Regelkanäle und Regelarten.

Konstante

Mit dieser Option definieren Sie die Konstanten, die in berechneten Eingangssignalen verwendet werden können.

Detektoraktionen

Mit dieser Option definieren Sie bis zu 6 Halt- oder Rampenaktionen, die im Zusammenhang mit der Grenzwert, Regelfehler- und Schwellwertüberwachung benutzt werden können.

Bedienfeld-Schirm

Mit dieser Option können Sie festlegen, was auf dem LCD-Schirm des Lastrahmen-Bedienfeldes angezeigt werden soll.

Numerische Anzeige

Mit dieser Option definieren Sie bis zu 4 numerische Anzeigen. Jede Anzeige kann ein Signal in einer von vier Anzeigearten darstellen.

Oszilloskop

Mit dieser Option definieren Sie die Bedienungselemente des Speicheroszilloskops.

Werkzeuge

Mit dieser Option können Sie einer Reihe von Tasten bestimmte Fenster zuordnen, um direkt in diese Fenster zu gelangen.


Eingänge ändern

Dieses Fenster benutzen Sie, um Eingänge zu definieren. Je nach gewähltem Signaltyp erscheinen am unteren Ende des Fensters zusätzliche Einstellelemente.

Signal wählen

Ordnet das Aufnehmersignal einem der 14 Steckplätze (d.h. einem der Meßverstärkermodule) zu oder erzeugt eine der 8 möglichen Berechnungen.

Signalname

Benennt den Eingang. Der Name, den Sie hier eingeben, wird in allen TestStar- Fenstern zur Identifizierung dieses Eingangssignals benutzt. Sie können jeden beliebigen Namen eingeben.

Signaltyp

Hier wählen Sie den Typ des zu definierenden Eingangs. Die Bedienungselemente, die Sie zur Definition des gewählten Signaltyps brauchen, erscheinen am unteren Ende des Fensters. TestStar prüft, welcher Modultyp sich in diesem Steckplatz befindet, um die entsprechenden Bedienungselemente hinzuzufügen. Folgende Signaltypen stehen zur Auswahl:

Nichts bedeutet, daß kein Eingangssignal zugeordnet wurde.

AC-Meßverstärker oder DC-Meßverstärkerdefiniert einen Aufnehmer, der mit einem AC- oder DC-Meßverstärker an einem beliebigen Steckplatz verbunden ist.

Externbedeutet, daß das Signal von einem externen Meßverstärker stammt. Diese Option steht nur für die Steckplätze 7-14 zur Verfügung.

Berechnungbedeutet, daß das Signal mit einer Formel berechnet wurde, die andere Signale und Konstante benutzt. Berechnung ist die einzige Option, die Sie bei der Definition eines berechneten Eingangssignals benutzen.

Dimension

Ordnet dem Eingang eine Dimension, d.h. den Einheitentyp zu. Wählen Sie mit der Listentaste die gewünschte Dimension.

Anzeigeeinheiten

Hier wählen Sie die Einheiten, die Sie dem Aufnehmersignal zuordnen wollen. Die zuvor gewählte Dimension leg fest, welche Einheiten zur Auswahl stehen.

Signalbezeichnung

Hier werden Eingänge, die die gleiche Dimension benutzen, durch eine Nummer gekennzeichnet. TestStar benutzt diese Bezeichnung zur internen Identifitierung des Eingangs.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Fenster.


Signaltyp AC- oder DC- Meßverstärker

Wenn sie als Signaltyp AC- oder DC-Meßverstärker wählen, erscheint im unteren Teil des Fensters ein Kasten mit dem Bereichs-Listenfeld und der Taste Aufnehmer zuordnen.

Die Taste Aufnehmer zuordnenbenutzen Sie, um das Fenster Aufnehmer zuordnenzu öffnen, in dem Sie einen kalibrierten Aufnehmer auswählen.

Klicken Sie auf die Bereichs-Listentaste, um einen Bereichauszuwählen.

Hinweis: Der Aufnehmer, den Sie zuordnen, muß an einer der Buchsen J1 - J14 auf der Reglerrückseite angeschlossen sein, die zu dem entsprechenden AC- bzw. DC-Meßverstärkermodul auf Platz 1 -14 gehört. Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu den verschiedenen Signaltypen.


Signaltyp Extern

Wenn Sie den Signaltyp extern wählen, erscheint im unteren Teil des Fensters ein Kasten mit der Taste Aufnehmer zuordnen, der Taste Prov. zuordnen und dem Bereichs-Listenfeld.

Die Taste Aufnehmer zuordnenbenutzen Sie, um das Fenster Aufnehmer zuordnenzu öffnen, in dem Sie einen kalibrierten Aufnehmer auswählen.

Klicken Sie auf die Bereichs-Listentaste, um einen Bereichauszuwählen.

Die Taste Prov. zuordnenbenutzen Sie, um das Fenster Externen Aufnehmer definierenzu öffnen, in dem Sie eine Aufnehmerdatei erzeugen.

Hinweis: Der Aufnehmer, den Sie zuordnen, muß an einer der Buchsen J77, J78, oder J42 auf der Reglerrückseite angeschlossen sein, die zu dem entsprechenden AC- bzw. DC-Meßverstärkermodul auf Platz 7- 14 gehört. Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu den verschiedenen Signaltypen.


Signaltyp Berechnung

Wenn Sie den Signaltyp Berechnung wählen, ordnen Sie einem oder mehreren Eingängen eine Berechnungsformel zu, mit der ein individuell berechnetes Eingangssignal erzeugt wird. Ein berechnetes Eingangssignal wendet die Gleichung auf jeden Datenpunkt des Eingangssignals an.

Geben Sie die Formel im Formel-Eingabefeld (ganz unten im Fenster) ein. Eine Berechnung beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen (=), gefolgt von der Formel

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu den verschiedenen Signaltypen und zu den Funktionen, die für Berechnungen zur Verfügung stehen.


Eingänge

Eingänge sind die die Signale der Meßwertaufnehmer (Meßwandler). Jedes Aufnehmersignal muß, bevor TestStar es als Eingang benutzen kann, definiert werden. TestStar benutzt 3 Typen von eingangssignalen.

Ein internes Eingangssignalwird von einem AC- oder DC-Meßverstärker aufbereitet, der im Digitalregler eingebaut ist. Dies ist der gebräuchlichste Eingangssignal-Typ.

Ein externes Eingangssignalwird von einem Meßverstärker aufbereitet, der sich nicht im Digitalregler befindet.

Ein berechnetes Eingangssignal(eine Berechnung) benutzt eines oder mehrere Eingangssignale und berechnet daraus ein neues Signal anhand einer Formel, die Sie vorgeben.

Sie können nur kalibrierte Aufnehmer wählen und zuordnen. Aufnehmer werden im Aufnehmer-Kalibrierprogramm kalibriert, siehe Installationshandbuch.

Im Fenster Eingänge ändernkönnen Sie Eingangssignale zu TestStar hinzufügen.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über Eingangssignale.


Aufnehmer zuordnen

Das Fenster Aufnehmer zuordnen benutzen Sie, um einen Aufnehmer aus Ihrer Datenbasis auszuwählen.

Wählen Sie den Aufnehmer, den Sie dem entsprechenden Steckplatz zuordnen wollen. Stellen Sie sicher, daß das Aufnehmerkabel an der richtigen Buchse auf der Reglerrückseite angeschlossen ist. Nur kalibrierte Aufnehmer, die die entsprechende Dimension (Kraft, Weg, etc.) messen, werden in der Liste angezeigt, d.h. falls Sie den gesuchten Aufnehmer in der Liste nicht finden, prüfen Sie, welche Dimension Sie im Fenster Eingänge änderngewählt haben.

Wenn Sie die Taste Kalibrier-Infoanklicken, sehen Sie einige der Kalibrier-Informationen, die im Aufnehmer-Kalibrierprogramm eingegeben wurden.


Externen Aufnehmer definieren

Das Fenster Externen Aufnehmer definieren benutzen Sie, um ein externes Signal von einem anderen Regelungssystem als Eingangssignal zu definieren, ohne das Aufnehmer-Kalibrierprogramm zu benutzen.

Aufnehmername

Benennt den Aufnehmer. Sie können jeden beliebigen Namen eingeben.

Aufnehmerbereich

Definiert den Bereich des Eingangssignals. Geben Sie den Wert ein, der einem 10 Volt-Signal entsprechen soll.

Bereichseinheiten

Der Bereich wird in den Einheiten angezeigt, die im Fenster Eingänge ändern gewählt wurden.

Offset

Zeigt das elektrische Offsetsignal an, das zum externen Aufnehmersignal hinzuaddiert wird.

Invers

Kehrt die Polarität des Eingangssignals um.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über externe Signale.


Ausgänge ändern

Sechs Digital/Analog-Konverter (DAC) stehen für die Ausgangssignale zur Verfügung, sie stehen mit den Readout-Buchsen J71 - J76 auf der Reglerrückseite in Verbindung. Je nach gewähltem Signaltyp erscheinen am unteren Ende des Fensters zusätzliche Einstellelemente.

Signal wählen

Wählt eine der möglichen 6 Ausgänge zur Signaldefinition bzw. - änderung aus.

Signalname

Benennt den Ausgang. Der Name, den Sie hier eingeben, wird in allen TestStar- Fenstern zur Identifizierung dieses Ausgangssignals benutzt. Sie können jeden beliebigen Namen eingeben.

Signaltyp

Hier wählen Sie den Typ des zu definierenden Ausgangs. Die Bedienungselemente, die Sie zur Definition des gewählten Signaltyps brauchen, erscheinen am unteren Ende des Fensters. Folgende Signaltypen stehen zur Auswahl:

Nichts bedeutet, daß kein Ausgangssignal definiert wurde.

Der Signaltyp Analogbusüberwacht interne Signale während des Kalibrier- order Einsteverfahrens. Signaltyp kann nur für Ausgang 1 und 2 gewählt werden.

Mit dem Signaltyp Anzeigekann jedes Eingangssignal überwacht werden. Dieser Ausgangstyp kann skaliert werden.

Der Signaltyp Programmierbarverändert den Ausgang so, daß er in optionalen MTS TestWare- Anwendungen benutzt werden kann.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über Ausgangssignale.


Ausgänge

Ausgänge werden aus Eingangssignalen, Meßverstärkersignalen, Ventilsignalen und in optionalen TestWare-Anwendungen gebildet. Ausgänge stehen an an den buchsen J71 - J76 oder J41A und J41B auf der Reglerrückseite zur Verfügung. Wenn Sie ein Ausgangssignal benutzen, müssen Sie wissen, an welchen Gerätetyp es angeschlossen werden soll.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über Ausgangssignale.


Analogbus

Die meisten in TestStar benutzten Signale werden zwecks Weiterverarbeitung in digitale Informationen umgewandelt. Einige Signale sind jedoch verfügbar, bevor sie umgewandelt werden. Diese Analogsignale stehen in Verbindung mit den Steckmodulen im Digitalregler. Der Analogbus wird gebraucht, um diese Signale zu überwachen.

Ein im Digitalregler eingebautes Modulkann z.B. ein AC- oder DC- Meßverstärker oder ein Ventiltreiber sein. Jedes Modul hat einen bestimmten Satz von Signalen, die überwacht werden können.

Schließen Sie ein analoges Anzeigegerät (z.B ein Voltmeter oder ein Oszilloskop) an der entsprechenden Buchse auf der Reglerrückseite an. Analogbus A steht an Buchse J71 und Analogbus B steht an Buchse J72 zur Verfügung.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über die verfügbaren Signale.


Anzeige

Wenn Sie unter Signaltyp die Option Anzeige wählen, wählen Sie ein Signal und skalieren es für Anzeigezwecke. Schließen Sie an der entsprechenden Buchse auf der Reglerrückseite (J71 - J76) ein Anzeigegerät an, das mit dem von Ihnen gewählten D/A-Konverter übereinstimmt.

Signal

Ordnet eines der folgenden Signale dem Ausgang zu:

ein beliebiges Eingangssignal

das Ventil-Stellsignal aus jedem beliebigen Regelkanal

das im Regelkreis aktive Sollwertsignal

den im aktiven Regelkreis vorliegenden Regelfehler

Verstärkung

Hier legen Sie den Verstärkungsfaktor für das Ausgangssignal fest. Standardwert ist der Faktor 1, der das Ausgangssignal auf 1 Volt pro Anzeigeeinheit skaliert. Mit dem Verstärkungsfaktor passen Sie die Amplitude des angezeigten Ausgangssignals an Ihrer Erfordernisse an.

Offset

Hier legen Sie eine Mittelwertverschiebung des Ausgangssignals fest. Standardwert ist ein Offset von 0, d.h. das Signal wird auf 0 Volt bezogen. Die Offset-Einstellung benutzen Sie, um den TestStar-Ausgang an Ihr Anzeigegerät anzupassen.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zur Skalierung von Ausgangssignalen.


Programmierbar

Wenn Sie unter Signaltyp die Option Programmierbar wählen, ist die entsprechende Ausgangsbuchse reserviert für eine optionale MTS TestWare- Anwendung. TestWare-Anwendungen können den Ausgang selbst anpassen. Ein Beispiel für einen programmierbaren Ausgang ist der Prozess Analogausgang der Anwendung TestWare-SX.


Regelkanal

Ein Regelkanal ist für die Reglung um eine Achse zuständig. TestStar unterstützt bis zu 4 Regelkanäle. Jedes Ventiltreibermodul ist für jeweils einen Regelkanal zuständig.

Jeder Regelkanal braucht mindestens eine Regelart. Jede Regelart benutzt mindestens ein Eingangssignal. Wenn Sie wissen, wie Ihr Versuchssollwert aussieht und welche Art von Regelkanal Sie benutzen, ist es leichter für Sie, zu bestimmen, welche Regelarten (und welche Regelart-Typen) Sie benötigen.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über Regelkanäle.


Regelkanäle ändern

Dieses Fenster benutzen Sie, um jeden Regelkanal zu definieren und ihm Regelarten zuzuordnen. Um einen Regelkanal zu aktivieren, muß mindestens eine Regelart und ein Ventiltyp (Ventiltreiber) definiert werden. Je nach gewähltem Regelart-Typ erscheinen am unteren Ende des Fensters zusätzliche Einstellelemente.

Regelkanal wählen

Hier wählen Sie den Regelkanal, den Sie definieren möchten. Die Anzahl der Regelkanäle wird während der Softwareinstallation festgelegt.

Kanalname

Benennt den Regelkanal. Geben Sie den Namen ein, den Sie dem Regelkanal geben möchten. Der Name, den Sie hier eingeben, wird in allen TestStar-Fenstern zur Identifizierung des Regelkanals benutzt.

Kanalbezeichnung

Hier wählen Sie die Kanalbezeichnung, passend zur Art dieses Regelkanals.

Axial

Torsional

Pressure (Druck)

Generic (nicht belegt).

Ventilltreiber

Hier wählen Sie den Typ des Servoventils, das zu diesem Regelkanal gehört.

Nichts

252

Doppelventil 252

256/257

Wenn Sie die Option Nichts wählen, bleiben die Einstellungen in diesem Fenster erhalten, aber der Digitalregler erzeugt kein Signal. Regelkanäle ändern

Regelart für automatische Optimierung

wählt eine Regelart für den Arbeitszylinder, während die automatische Optimierung das Istwertsignal der zu optimierenden Regelart überwacht. Falls noch keine optimierte Regelart verfügbar ist, wählen Sie Undefiniert. Normalerweise sollte eine optimierte Weg-Regelart gewählt werden.


Regelart definieren

Regelart definieren

Wählt eine der 10 Regelarten, die Sie für jeden Regelkanal definieren können.

Regelart-Name

Benennt die Regelart. Geben Sie den Namen ein, den Sie der Regelart geben möchten. Der Name, den Sie hier eingeben, wird in allen TestStar-Fenstern zur Identifizierung der Regelart benutzt.

Regelart-Typ

Hier wählen Sie den Typ der Regelart, die Sie definieren möchten. Die Bedienungselemente, die Sie zur Definition der gewählten Regelart brauchen, erscheinen am unteren Ende des Fensters.

PIDF-Regelarten werden für Werkstoff versuche benutzt. Mit einer PIDF-Regelart erzielt man ein bestmögliches Ansprechverhalten des Servoregelkreises.

CLC(Channel Limited Channel) -Regelarten haben einen limitierenden Kanal zur Regelung während des Einrichtbetriebs und werden zum Probeneinbau und -ausbau benutzt.

CASC(Kaskaden) - Regelarten können Kräfte mit hoher Stabilität regeln und werden daher hauptsächlich in dynamischen kraftgeregelten Versuchen benutzt.

Regelart-Bezeichnung

Hier wählen Sie einen Kennbuchstaben, um Regelarten, die die gleiche Dimension benutzen, zu unterscheiden.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über Regelkanäle.


PIDF-Regelart definieren

Eine PIDF-Regelart besitzt mehrere Einsteller zur Optimierung des Regelverhaltens. PIDF steht für Proportional-, Integral-, Differential- und F-Anteil (Feed Forward) der Regelung.

Sollwertquelle

Hier wählen Sie die Quelle des Sollwertsignals. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Segmentgenerator-Das Signal kommt vom TestStar- Funktionsgenerator oder von einer TestWare-Anwendung.

Einrichtregler-Das Signal kommt vom Einrichtregler auf dem Lastrahmen-Bedienfeld.

Extern-Das Signal kommt von einem externen Meßverstärker, der auf der Rückseite des Digitalreglers angeschlossen ist. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie einen Istwert (Eingang) wählen, der als externer Aufnehmer definiert wurde.

Istwert

Hier wählen Sie ein Eingangssignal als Istwertquelle für die Regelart.

Externe Quelle

Hier bestimmen Sie, von welchem Steckplatz der externe Sollwert kommen soll (falls unter Sollwertquelle die Option Extern gewählt wurde).

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über Regelarten.


CLC-Regelart definieren

CLC steht für "Channel limited Channel" und bedeutet, daß ein Eingangskanal, der sog. Referenzkanal (Master) den Arbeitszylinder regelt, während ein anderer Kanal sicherstellt, daß der Referenzkanal keinen Sollwert produzieren kann, der zur einer Überschreitung eines Grenzwertes führt, der im limitierenden Kanal festgelegt ist.

Sollwertquelle

Für eine CLC-Regelart können Sie nur den Einrichtregler des Lastrahmen- Bedienfeldes als Sollwertquelle wählen.

Istwert

Hier wählen Sie ein Eingangssignal als Istwertquelle für die Regelart.

Limitierender Kanal

Hier wählen Sie ein Eingangssignal als Istwertquelle für den limitierenden Kanal.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über Regelarten.


CASC-Regelart definieren

Kaskadenregelung wird für Werkstoffversuche benutzt, in denen es auf hohe Stabilität der Kraftregelung ankommt (z.B. dynamische Versuche in Kraftregelung). Wählen Sie in einem solchen Fall eine CASC-Regelart.

Sollwertquelle

Für eine CASC-Regelart können Sie nur den Segmentgenerator als Sollwertquelle wählen. Das Signal kommt in diesem Fall vom TestStar- Funktionsgenerator oder von einer TestWare-Anwendung.

Istwert äußerer Kreis

Hier wählen Sie ein Eingangssignal als Istwertquelle für den äußeren Regelkreis.

Istwert innerer Kreis

Hier wählen Sie ein Eingangssignal als Istwertquelle für den inneren Regelkreis.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über Regelarten.


Konstante ändern

Bei der Berechnung von Eingängen brauchen Sie u.a. auch konstante Werte. Definierte Konstante sind nützlich, weil Sie sie immer wieder verwenden können. In diesem Fenster können Sie die von Ihnen benutzten Konstanten definieren und ändern, so daß Sie nicht jedesmal die Formel zu ändern brauchen.

Konstante wählen

Hier wählen Sie die Konstante, die Sie definieren möchten. Sie können bis zu 16 Konstante definieren.

Name der Konstanten

Benennt die Konstante. Geben Sie den Namen ein, den Sie der Konstanten geben möchten. Benutzen Sie diesen Namen in der Berechnungsformel, mit der Sie den berechneten Eingang definieren.

Dimension

Hier wählen Sie die Dimension der Konstanten.

Anzeigeeinheiten

Hier wählen Sie die Einheiten, in denen die Konstante angegeben werden soll.

Aktueller Wert

Hier geben Sie den Wert der Konstanten an.

Benutzt von

Zeigt eine Liste aller berechneten Eingänge, die diese Konstante benutzen. So können Sie sofort sehen, welche Eingänge betroffen sind, wenn Sie den Wert der Konstanten ändern.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zur Benutzung von Konstanten.


Detektoraktionen ändern

Die Detektoraktionen stehen allen TestStar-Überwachungskreisen zur Verfügung:

Regelfehlerüberwachung

Schwellwertüberwachung

Grenzwertüberwachung

Benutzerdefinierte Aktionen stoppen den Sollwert, halten die Kolbenstange an oder führen eine vorgegebene Rampe aus.

Aktion wählen

Hier wählen Sie die Aktion, die Sie definieren möchten. Die Aktionen1 - 4 sind vordefiniert und können nicht geändert werden. Lediglich die Aktionen 5 - 10 können definiert werden.

Aktionsname

Benennt die Detektoraktion. Der Name, den Sie eingeben, wird in allen anderen TestStar-Fenstern zur Identifizierung dieser Aktion benutzt.

Aktionstyp

Hier wählen Sie den Aktionstyp Rampeoder Halt. Die Bedienungselemente, die Sie zur Definition des gewählten Aktionstyps brauchen, erscheinen am unteren Ende des Fensters. Wenn Sie die Option Inaktiv wählen, wird die Aktion geschlossen, so daß sie nicht in der Liste der wählbaren Aktionen erscheint.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen und Beispiele zu benutzerdefinierten Aktionen.


Aktionstyp Rampe

Eine Rampenaktion bewirkt, daß der Arbeitszylinder rampenförmig auf einen vorgegebenen Endwert fährt.

Hinweis: Sie müssen sich ganz sicher sein, was passiert, wenn der Arbeitszylinder die Rampenaktion ausführt. Stellen Sie sicher, daß Sie einen Überwachungskreis entsprechend eingestellt haben. Rampenzeit

Hier stellen Sie die Zeit (in Sekunden) ein, die die Rampe dauern soll. Die Rampe wird in der gewählten Regelart, beginnend beim aktuellen Wert, bis zum vorgegebenen Endwert, in der vorgegebenen Zeit ausgeführt.

Regelkanal

Hier wählen Sie einen Regelkanal, den Sie im Fenster Regelkanäle änderndefiniert haben.

Regelart

Hier wählen Sie eine Regelart, die Sie im Fenster Regelkanäle änderndefiniert haben.

Endwert

Hier stellen Sie den Endwert der Rampe ein. Es werden die für die Regelart gewählten Einheiten zugrundegelegt.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen und Beispiele zu benutzerdefinierten Aktionen.


Aktionstyp Halt

Halt-Aktionen sind nützlich, wenn Sie einen Test anhalten wollen ohne eine Verriegelung auszulösen oder den Hydraulikdruck abzuschalten. Sie brauchen nur einen Regelkanal und eine Regelart zu wählen. Der Regelart-Typ bestimmt, wie die Halt-Aktion benutzt wird.

Regelkanal

Hier wählen Sie einen Regelkanal, den Sie im Fenster Regelkanäle änderndefiniert haben.

Regelart

Hier wählen Sie eine Regelart, die Sie im Fenster Regelkanäle änderndefiniert haben.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen und Beispiele zu benutzerdefinierten Aktionen.


Bedienfeld-Schirm ändern

In diesem Fenster legen Sie fest, was auf dem LCD-Schirm des Lastrahmen- Bedienfeldes angezeigt werden soll. Der LCD-Schirm des Lastrahmen- Bedienfeldes kann maximal 16 Zeilen anzeigen (einschließlich der Titelzeile, der Meldezeile und der Funktionstasten-Bezeichnungen).

Benutzung des Fensters

Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Elemente ein Element nach dem anderen und klicken Sie auf die Taste mit dem nach rechts zeigenden Symbol, um die Elemente in die Liste der gewählten Elemente zu bewegen. Es können mehrere Elemente gleichzeitig bewegt werden.

Die Elemente werden in der Liste der Elemente in der gleichen Reihenfolge gezeigt wie auf dem LCD-Schirm des Lastrahmen-Bedienfeldes.

Die Elemente in der Liste der Elemente können wieder zurückbewegt werden in die Liste der verfügbaren Elemente, indem Sie sie anwählen und auf die Taste mit dem nach links zeigenden Symbol klicken.

Spezielle Elemente

Die Eingänge-Überschrift lautet "Aufnehmer" und "Aktueller Wert" und steht über einer Liste von Eingangssignalen.

Die Regelkanal-Überschrift lautet "Regler", "Aktuelle Regelart" und "Einricht-Regelart" und steht über einer Liste von Regelkanälen.

Es stehen fünf Freizeilen zur Verfügung, um Elemente auf dem LCD-Schirm zu trennen.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zur benutzerdefinierten Gestaltung des LCD-Schirms.


Numerische Anzeige ändern

Eine numerische Anzeige ist ein Fenster auf dem Computerschirm, in dem ausgewählte Versuchsdaten angezeigt werden. Sie können bis zu vier numerische Anzeigen definieren.

Anzeige wählen

Hier wählen Sie eine der vier numerischen Anzeigen, die Sie definieren möchten.

Typ

Hier wählen Sie den Typ, d.h. die Anzeigeart, in der die Daten dargestellt werden sollen. Folgende Typen können Sie wählen:

Zeitgetaktet-aktualisiert die Anzeige einmal pro Sekunde,es wird die Amplitude von zwei Eingangssignalen angezeigt.

Spitzenwerte-zeigt den höchsten und niedrigsten Wert eines Eingangssignals innerhalb jedes Zykluseines dynamischen Versuchs an.

Amplitude/Mittelwert-zeigt die Amplitude und den Mittelwert eines Eingangssignals innerhalb jedes Zykluseines dynamischen Versuchs an.

Aktuelle Maxima/Minima-zeigt den höchsten und niedrigsten Wert eines Eingangssignals seit Beginn des Versuchs (oder seit der letzten Löschung der numerischen Anzeige) an.

Anzeige

Aktiviert oder deaktiviert die numerische Anzeige. Nur eine aktivierte numerische Anzeige kann vom Anzeigen-Menü aus aufgerufen werden.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über numerische Anzeigen.


Werkzeuge konfigurieren

In einer Zeile direkt unterhalb der Menüzeile können Sie sog. Werkzeuge anordnen. Die Werkzeuge sind Tasten, mit denen Sie direkt ein beliebiges TestStar-Fenster öffnen können. Jedem TestStar-Fenster ist ein eigenes Minisymbol oder eine Grafik zugeordnet.

Benutzung des Fensters

Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Fenster ein Fenster nach dem anderen und klicken Sie auf die Taste mit dem nach rechts zeigenden Symbol, um die Fenster in die Liste der gewählten Fenster zu bewegen. Es können mehrere Fenster gleichzeitig bewegt werden.

Die Fenstersymbole werden in der Liste der gewählten Fenster in der Reihenfolge gezeigt, die sie in der Werkzeugzeile von links nach rechts haben.

Die Fenster in der Liste der gewählten Fenster können wieder zurückbewegt werden in die Liste der verfügbaren Fenster, indem Sie sie anwählen und auf die Taste mit dem nach links zeigenden Symbol klicken.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zur Konfigurierung der Werkzeuge.


Oszilloskop ändern

In diesem Fenster definieren Sie ein Speicheroszilloskop.

Oszilloskop wählen

Hier wählen Sie eines der beiden Oszilloskope, die Sie konfigurieren können.

Anzeige aktivieren

Aktiviert oder deaktiviert das Oszilloskop. Das Oszilloskop muß aktiviert sein, damit Sie es anzeigen können. Das Oszilloskop benötgt, wenn es aktiviert ist, Rechenzeit. Dies verringert die maximale Aktualisierungsrate des Servoregelkreises. Deaktivieren Sie daher das Oszilloskop, wenn Sie es nicht brauchen, oder wenn Sie es jetzt nur konfigurieren, aber noch nicht benutzen wollen.

Signalverfolgung

Sie können Einzelbild- oder kontinuierliche Signalverfolgung wählen. Bei Einzelbild-Signalverfolgung wird nur einmal eine Oszilloskopdarstellung gezeichnet. Bei kontinuierlicher Signalverfolgung wird die Oszilloskopdarstellung fortlaufend aktualisiert. Jeweils bei Zeichnung der neuen Signalspur wird der älteste Teil der alten Signalspur gelöscht.

Aktualisierung

Hier legen Sie fest, nach welcher Zeit eine neue Darstellung gezeichnet werden soll.

Zeitbasis

Hier legen Sie die Zeitbasis des Speicheroszilloskops fest, d.h. die Zeit, während der Daten aufgenommen werden, um damit eine vollständige grafische Anzeige auf dem Oszilloskop zu erzeugen. Wählen Sie die für Ihre Kurvenform am besten geeignete Zeitbasis.

Kanal wählen

Hier wählen Sie den zu definierenden Kanal Y1, Y2, oder X. Der Kanal Y1 ist die linke senkrechte Achse. Der Kanal Y2 ist die rechte senkrechte Achse. Der Kanal X ist die horizontale Achse.

Signal

Wählt das Aufnehmersignal (oder die Zeit) für Kanal Y1, Y2 oder X. Für Kanal X wird normalerweise die Zeit gewählt.

Maßstab

Hier legen Sie den Typ des Maßstabs für den gewählten Kanal fest. Wenn fester Maßstab gewählt wurde, erscheinen unten im Fenster zwei Eingabefelder, in die Sie den maximalen und minimalen Wert für die gewählte Achse eingeben. Wenn einstellbarer Maßstab gewählt wurde, werden zwei Schieberegler im Fenster Oszilloskop anzeigen aktiviert, mit denen Sie den maximalen und minimalen Wert für die gewählte Achse verändern können.

Benutzung des Fensters

Sie müssen mindestens einen Y-Kanal und den X-Kanal definieren, um eine Anzeige zu erhalten. Der X-Kanal wird normalerweise als Zeitachse definiert. Sie können auf X jedoch auch ein Eingangssignal legen, um eine Lissajous- Figur zu erhalten. Wenn Sie beide Y-Achsen benutzen möchten, wählen Sie für die X-Achse die Zeit.

Die Einstellungen Aktualisierungund Zeitbasisgehören zusammen. Wenn Sie eine langsame Rampe anzeigen möchten, wählen Sie eine lange Zeitbasis (sie sollte die gesamte Rampe zeigen) und ein kurzes Zeitintervall für die Aktualisierung. Wenn Sie eine zyklische Kurvenform darstellen, wählen Sie eine kurze Zeitbasis, die nur einen Zyklus zeigt, und ein größeres Aktualisierungsintervall.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über das Speicheroszilloskop.


Calculation Functions

Use the operators =, +, -, *, and / with the following math functions. Functions identified with an asterisk (*) must be used by themselves in any calculated input formula. They may not be used in a complex equation.

avg(y,x)

* Returns the last x samples of input signal. Y can be any input signal (including calculated inputs) or variable constant. X can be 1 to 100.

constants

Constants are defined with the Edit Calculation Constants window. A constant is always entered with curly braces constant name.

cos(x)

Returns the cosine of x; x is in radians. Domain: -12868.0, 12868.0. Range: -1.0, 1.0.

exp(x)

Returns e^n (where n=x). Domain: -(inf), +88.72. Range: 0.0, +(inf).

ln(x)

Returns the natural log ln(x) Domain: 0.0, 3.4^n (where n=38). Range: -103.28, 88.72

log(x)

Returns the base 10 log of x. Domain: 0.0, 3.4 Range: -44.85, 38.53.

power(x,y)

Returns x^n (where n=y). Domain: x [>0.0, +infinity], y [-(inf), +(inf)]. Range: -(inf), +(inf).

prev(x)

* A special function that returns the input x (input signal) and stores the last 100 samples of that signal in a circular buffer. The stored samples may be accessed in an indexed mode using braces "[x]" (where x is the sample to be indexed).

Input Signal Name

The signal name defined in the Input Signals Definition window. A signal name is always entered with curly braces signal name.

sin(x)

Returns the sine of x; x is in radians. Domain: -12868.0, 12868.0. Range: -1.0, 1.0.

tan(x)

Returns the tangent of x; x is in radians. Domain: -6434.0, 6434.0. Range: -(inf), +(inf).

time

Increments at the servo loop update rate. Time is always entered with curly braces time. The clock is reset when the Function Generator or TestWare-SX program is started. A command to reset the clock is available for those who program.

[x]

Brackets identify a variable array.


Einstellen-Menü

Mit den Optionen des Einstellen-Menüs öffnen Sie die entsprechenden Fenster, um folgende Einstellungen vorzunehmen:

Eingänge

Mit dieser Option stellen Sie für jeden Eingang den oberen und unteren Grenzwert ein, nehmen den Nullabgleich vor und wählen den Bereich.

Optimierung

Mit dieser Option optimieren Sie jede PIDF-, CLC (Channel Limited Channel)- und kaskadierte Regelart.

Regelfehler

Mit dieser Option stellen Sie für jede Regelart 2 Regelfehler-Detektoren ein.

Schwellwert

Mit dieser Option stellen Sie für jeden Regelkanal die Schwellwertüberwachung ein.

Ventil

Mit dieser Option nehmen Sie den Servoventil-Abgleich vor.


Eingänge ändern

Hinweis: Sie müssen im Fenster Eingänge änderneinen Eingang definieren, bevor Sie dieses Fenster benutzen können. Signal wählen

Hier wählen Sie das Eingangssignal, das Sie einstellen wollen. Sie können für jeden Eingang, den Sie im Fenster Eingänge änderndefiniert haben, andere Grenzwerte und Aktionen einstellen.

Grenzwerte

Hier stellen Sie die Grenzwertüberwachung für den gewählten Aufnehmer ein. Mit dem oberen und unteren Grenzwert legen Sie den zulässigen Bereich für das Aufnehmer-Ausgangssignal fest. Jedem Grenzwert kann eine andere Aktionzugeordnet werden.

Aufnehmer-Nullpunkt

Hier können Sie den Nullpunkt des Aufnehmerausgangs verschieben. Die Nullverschiebung (Offset) wird in Prozent vom Aufnehmerausgang angezeigt. Wählen Sie Möglichoder Verriegelt, um die Nullverschiebung des Aufnehmerausgangs in diesem Fenster und im Fenster Eingänge anzeigenzu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Nullverschiebung ist nicht möglich bei berechneten und externen Eingängen.

Wenn Sie Offsetanklicken, erscheint das Fenster Wertebereich einstellen, in dem Sie den Einstellbereich des Schiebereglers festlegen können. Wenn Sie Auto Null anklicken, wird der Aufnehmerausgang automatisch auf Null abgeglichen.

Shunt-Kalibrierung

Hier können Sie prüfen, ob die Shunt-Kalibrierung positiv oder negativ ist. Das Ergebnis wird im Fenster Shunt-Kalibrierungangezeigt. Die Shunt- Kalibrierung steht nur für interne DC-Aufnehmer zur Verfügung.

Aufnehmer

Hier wird der aktuelle Aufnehmerausgang angezeigt und Sie können den Bereichwechseln. Diese Option steht nicht für berechnete Eingänge zur Verfügung.

Weitere Informationen

Kapitel 4 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Fenster.


Grenzwerte

Der obere Grenzwert legt den größten positiven bzw. den kleinsten negativen Wert der Grenzwertüberwachung fest. Der untere Grenzwert legt den kleinsten positiven bzw. den größten negativen Wert der Grenzwertüberwachung fest. Die Differenz zwischen oberem und unterem Grenzwert ist der normale Betriebsbereich des Aufnehmers.

Bei korrekter Einstellung der Grenzwerte bedeutet ein außerhalb dieses Bereichs liegendes Signal, daß im Versuch eine Änderung eingetreten ist, die beachtet werden sollte. Die Grenzwertüberwachung dient auch zum Schutz Ihres Systems nach einem Probenbruch. Überschreitet ein Aufnehmersignal einen oberen oder unteren Grenzwert, führt der Digitalregler die Aktion aus, die Sie im Feld Aktion zugeordnet haben.


Aufnehmer-Nullpunkt

Die folgenden Beispiele zeigen, wann der Nullabgleich eines Aufnehmers angebracht sein kann.

Hinweis: Sie können keinen Nullabgleich an einem im Regelkreis aktiven Aufnehmer durchführen, wenn der Hydraulikdruck eingeschaltet ist. Angenommen, ein LVDT(linearer Wegaufnehmer) ist so kalibriert, daß sein Ausgangssignal in Mittellage des Arbeitszylinder-Kolbens gleich Null ist. Nach dem Einbau der Probe ist das LVDT-Ausgangssignal möglicherweise nicht mehr gleich Null. In diesem Fall ist ein Nullabgleich des Aufnehmerausgangs angebracht.

Nach dem Einbau der Einspannvorrichtung kann es erforderlich sein, den Regelkanal Kraftneu auf Null abzugleichen, um das Gewicht der Einspannvorrichtung auszutarieren.

Bevor Sie ein Extensometeran der Probe anbringen, stellen Sie es mit Hilfe des Nulljustierstiftes mechanisch auf Null. Gleichen Sie dann den Ausgang auf Null ab, falls er nicht gleich Null ist.


Shunt-Kalibrierung
Shunt-KalibrierungFühren Sie in regelmäßigen Abständen eine Shunt-Kalibrierung durch, um sicherzustellen, daß der DC-Aufnehmer und sein Verstärker präzise arbeiten.

Hinweis: Sie können keine Shunt-Kalibrierung an einem im Regelkreis aktiven Aufnehmer durchführen, wenn der Hydraulikdruck eingeschaltet ist. In der Beschreibung des Fensters Shunt-Kalibrierung finden Sie weitere Informationen. Die Shunt-Kalibrierung benutzen Sie auch, um die Kalibriergenauigkeit zu prüfen, wenn Sie einen Aufnehmer und seine Bereichskassette mit einem anderen DC-Meßverstärker verbinden oder wenn Sie das Aufnehmerkabel wechseln (der Kabelwiderstand kann ein anderer sein). Die Shunt-Kalibrierung kompensiert nicht eine mit der Zeit eintretende Änderung der allgemeinen Aufnehmerempfindlichkeit.

Weitere Informationen

Kapitel 4 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zur Shunt-Kalibrierung.


Bereich

Jeder Aufnehmer kann für mehr als einen Bereich kalibriert werden. Ein Bereich repräsentiert einen Teil des physikalischen Gesamtbereichs des Aufnehmers. Sie können jeden beliebigen Teil des Aufnehmer-Gesamtbereichs als Bereich definieren. Wählen Sie den Bereich so, daß das maximale Ausgangssignal des Aufnehmers während eines Versuchs optimal ausgenutzt wird.

Hinweis: Der gewählte Bereich sollte so groß sein, daß er das zu erwartende maximale Ausgangssignal des Aufnrehmers während des Versuchs abdeckt.


Detektoraktionen

Eine Detektoraktion legt fest, was passiert, wenn der zugehörige Überwachungskreis anspricht. Sie können folgende Aktionen benutzen:

Inaktiv-Der Überwachungskreis ist ausgeschaltet.

Anzeigen-Wenn der zugehörige Überwachungskreis anspricht, wird im Fehlerstatus-Fenster eine entsprechende Meldung angezeigt.

Hydr. abschalten-Schaltet den Hydraulikdruck ab und zeigt eine Meldung im Fehlerstatus-Fenster an.

Verriegelung-Schaltet den Hydraulikdruck ab, erzeugt ein Verriegelungssignal, arretiert das Servoventil und zeigt eine Meldung im Fehlerstatus-Fenster an. Sie müssen die Ursache der Verriegelung beheben und die Reset-Taste auf dem Lastrahmen-Bedienfeld drücken, um die Verriegelung zu löschen.

Benutzerdefiniert-Benutzerdefinierte Aktionen können Rampen oder Haltezeiten sein. Sie können diesen Aktionen eigene Namen geben oder als Aktion 5 - 10 bezeichnen.

Hinweis: Benutzerdefinierte Aktionen werden im Fenster Detektoraktionen ändern definiert.


Wertebereich einstellen

In diesem Fenster stellen Sie den Wertebereich eines Schiebereglers ein. Das gleiche Fenster erscheint auch, wenn Sie den Wertebereich eines Optimierungs- Schiebereglers einstellen.

Sie benutzen dieses Fenster immer dann, wenn Sie für Ihren Schieberegler zwecks Feineinstellung eine größere Auflösung brauchen. Wenn die Einstellungen (für einen Regler) dicht beieinander liegen, oder wenn Sie das Gefühl haben, daß kleine Justierungen des Schiebereglers zu grobe Einstellungen bewirken, ist es angebracht, den Wertebereich des Schiebereglers zu verändern, um ihn zu optimieren.

Bereich

Zeigt den möglichen Wertebereich für die Eingabe eines Minimum- und Maximum-Wertes. Der Bereich hängt davon ab, ob ein Null-Offset- oder ein Systemoptimierungs-Schieberegler eingestellt werden soll.

Beispiel:Der Wertebereich für den Null-Offset- Schieberegler ist ±100.00 und der Wertebereich für die Systemoptimierungs-Schieberegler ist 0 bis 3.40282e+28 (was ein sehr hoher Wert ist).

Maximum

Minimum

Im Feld Minimum geben Sie den Wert ein, der für den linken Anschlag des Schiebereglers gelten soll. Im Feld Maximum geben Sie den Wert ein, der für den rechten Anschlag des Schiebereglers gelten soll.


Shunt-Kalibrierung

Ein Shunt-Kal.-Referenzwert wird während der Aufnehmer-Kalibrierung festgelegt. Der Referenzwert liegt üblicherweise bei 80% des Aufnehmer- Gesamtbereichs.

Das Fenster Shunt-Kalibrierung zeigt den Shunt-Kal.-Referenzwert und den aktuellen Shunt-Kal.-Wert, der bei Betätigung der Shunt-Kal.-Taste im Fenster Eingänge einstellen ermittelt wurde.

Vergleichen sie den Shunt-Kal.-Wertmit dem Shunt-Kal.- Referenzwert, um zu bestimmen, ob der Aufnehmer neu kalibriert werden muß.

Falls der Unterschied zwischen diesen beiden WErten kleiner ist als 10 mV,ist die Kalibrierung OK.

Falls der Unterschied zwischen 10 mV und 150 mV liegt, sollten Sie dieSpeisespannung im Aufnehmer-Kalibrierprogramm ändern. Addieren bzw. subtrahieren Sie die Differenz zum bzw. von der Speisespannung. Falls andere Bereiche des Aufnehmers die gleiche Speisespannung benutzen, ändern Sie auch die Speisespannung für diese Bereiche.

Falls der Unterschied größer ist als 150 mV, kalibrieren Sie denAufnehmer mit Hilfe des Aufnehmer-Kalibrierprogramms neu.


Optimierung einstellen

Wenn das Fenster Optimierung einstellen erscheint, enthält es die Schieberegler, die Sie zur Optimierung der im Moment aktiven Regelarten brauchen. Es gibt drei Typen von Regelarten, für die Sie jeweils einen anderen Satz Schieberegler brauchen.

PIDF-Regelart -Proportional-, Integral-, Differential-, und F-Anteil (Feed Forward) sind die Einstellungen, die Sie zur Optimierung des Servoregelkreises benutzen, wenn Sie nur mit einer Istwertquelle arbeiten.

CLC-Regelart-Eine CLC-Regelart benutzt einen Eingangskanal (den Referenzkanal) für den Servoregelkreis und einen zweiten Eingangskanal (den limitierenden Kanal) zur Limitierung des Referenzkanals. Der limitierende Kanal stellt sicher, daß der Referenzkanal innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte bleibt. Für die Optimierung stehen Ihnen jeweils ein P-Schieberegler für den Referenzkanal und den limitierenden Kanal, sowie Grenzwerteinsteller für den limitierenden Kanal zur Verfügung.

CASC-Regelart-Eine kaskadierte Regelart benutzt zwei Istwetquellen, eine für den inneren und eine für den äußeren Regelkreis. Der Ausgang des äußeren Regelkreises ist der Eingang des inneren Regelkreises. Für den äußeren Kreis gibt es einen P- und einen D-Schieberegler und für den inneren Kreis gibt es einen P- und einen I-Schieberegler.

Automatische Optimierung

Mit dieser Taste öffnen Sie das Fenster Automatische Optimierung, in dem Sie die Einstellungen für die automatische Optimierung vornehmen.

Weitere Informationen

Kapitel 4 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Fenster und zur Systemoptimierung.


PIDF-Regelart

PIDF-P-, I-, D- und F-Anteil sind die Einstellungen, die Sie im Rahmen der Systemoptimierung, d.h. bei der Optimierung des Ansprechverhaltens des Servoregelkreises, vornehmen. Eine PIDF-Regelart benutzen Sie während des Werkstoffversuchs.

Wenn Sie die Taste über einem der Schieberegler anklicken, erscheint das Fenster Wertebereich einstellen, in dem Sie den Wertebereich des Schiebereglers ändern können. Sie können für jeden Schieberegler einen anderen Bereich festlegen.

P

Mit diesem Schieberegler stellen Sie den Proportional-Anteil ein. Die Höhe des P-Anteils legt fest, wie schnell der Servoregelkreis auf den Sollwert reagiert.

I

Mit diesem Schieberegler stellen Sie den Integral-Anteil ein. Die Höhe des I-Anteils beeinflußt den DC-Regelfehler des Servoregelkreises im statischen Zustand.

D

Mit diesem Schieberegler stellen Sie den Differential-Anteil ein. Der D- Anteil verbessert die Stabilität des Servoregelkreises bei hohen P- Einstellungen.

F

Mit diesem Schieberegler stellen Sie den F-Anteil ein (Feed Forward). Mit dem F-Abgleich verbessern Sie das Systemverhalten bei hohen Prüffrequenzen.


CLC-Regelart

Mit der CLC-Optimierung stellen Sie das Ansprechverhalten des Servoregelkreises beim Ein- und Ausbau von Proben mit Hilfe des Einrichtreglers (auf dem Lastrahmen-Bedienfeld) ein. Außerdem legen Sie hier den Bereich des limitierenden Kanals fest.

Wenn Sie die Taste Referenz P oder Limit P anklicken, erscheint das Fenster Wertebereich einstellen, in dem Sie den Wertebereich des Schiebereglers ändern können. Sie können für jeden Schieberegler einen anderen Bereich festlegen.

Referenz P

Mit diesem Schieberegler stellen Sie den P-Anteil des Referenzkanals ein.

Limit P

Mit diesem Schieberegler stellen Sie den P-Anteil des limitierenden Kanals ein.

Oberer und unterer Grenzwert

Legt den Bereich fest, den der Istwert des limitierenden Kanals nicht überschreiten darf. Welche Werte Sie wählen, hängt von den Eigenschaften des Probenwerkstoffs ab.


CASC-Regelart

Mit der CASC-Optimierung stellen Sie das das Ansprechverhalten sowohl des äußeren als auch des inneren Regelkreises ein. Eine CASC-Regelart benutzen Sie bei Werkstoffversuchen, die eine hohe Regelkreisstabilität verlangen, z.B. dynamische Versuche in Kraftregelung.

Wenn Sie die Taste über einem der Schieberegler anklicken, erscheint das Fenster Wertebereich einstellen, in dem Sie den Wertebereich des Schiebereglers ändern können. Sie können für jeden Schieberegler einen anderen Bereich festlegen.

Äuß. Kreis P

Stellt den Proportional-Anteil für den äußeren Regelkreis ein. Die Höhe des P-Anteils legt fest, wie schnell der Servoregelkreis auf den Sollwert reagiert.

Äuß. Kreis D

Stellt den Differential-Anteil für den äußeren Regelkreis ein. Der D-Anteil verbessert die Stabilität des Servoregelkreises bei hohen P- Einstellungen.

Inn. Kreis P

Stellt den Proportional-Anteil für den inneren Regelkreis ein.

Inn. Kreis I

Stellt den Integral-Anteil für den inneren Regelkreis ein. Die Höhe des I-Anteils beeinflußt den DC-Regelfehler des Servoregelkreises im statischen Zustand.


Regelfehlerüberwachung

Die Regelfehlerüberwachung registriert Veränderungen im Verhalten der Probe während des Versuchs. Jeder Überwachungskreis überwacht die Abweichung zwischen Soll- und Istwert in der zugehörigen Regelart.

Regelkanal wählen

Hier wählen Sie den einzustellenden Regelkanal. Jeder Regelkanal besitzt zwei Fehlerdetektoren, denen in jeder Regelart jeweils andere Werte zugeordnet werden können.

Regelfehler-Aktionen (Action)

Hier wählen Sie die Aktionen, die beim Ansprechen der Regelfehlerüberwachung ausgeführt werden sollen.

Regelart wählen

Hier wählen Sie die Regelart. Jede Regelart besitzt zwei Fehlerdetektoren, die auf unterschiedliche Werte eingestellt werden können.

Regelfehler-Grenzwerte

Sets a maximum and minimum value for the selected control mode. The units are set by the input signal defining the control mode.

Set the Minimum error to a lower error level that indicates the beginning of a change in the specimen. Then set the Maximum error to a value that stops the test at a higher error level.

Weitere Informationen

Kapitel 4 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Fenster.


Schwellwertüberwachung

Die Schwellwertüberwachung überwacht einen Eingangskanal und stellt sicher, daß der Istwert eine bestimmte Mindestamplitude einhält. Sie wird in dynamischen Versuchen eingesetzt. Im Fenster Schwellwertüberwachung einstellen definieren sie für einen Eingangskanal die zu erreichende Mindestamplitude. Jeder Regelkanal kann eine Schwellwertüberwachung haben.

Regelkanal wählen

Hier wählen Sie den einzustellenden Regelkanal. Jeder Regelkanal kann eine Schwellwertüberwachung haben.

Eingangssignal

Wählt ein Eingangssignal für die Schwellwertüberwachung. Die verwendeten Einheiten des Eingangssignals werden automatisch den Maximum- und Minimum-Werten zugeordnet.

Aktion

Hier wählen Sie die Aktionen, die beim Ansprechen der Schwellwertüberwachung ausgeführt werden sollen.

Maximum und Minimum

Hier stellen Sie den Minimum- und den Maximum-Wert der Schwellwertüberwachung ein. Die Werte müssen innerhalb des Bereichs des Eingangssignals sein. Es werden die für das gewählte Eingangssignal geltenden Einheiten benutzt.

Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit ist der Betrag, um den sich ein Signal ändern muß, damit eine Signalumkehr als Maximum bzw. Minimum erkannt wird. Der Empfindlichkeitswert wird in den für das gewählte Eingangssignal geltenden Einheiten angezeigt.

Weitere Informationen

Kapitel 4 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Fenster.


Ventil einstellen - 252

In diesem Fenster optimieren Sie die Schnittstelle zwischen dem Digitalregler und einem Servoventil der Baureihe 252.

Ventilbalance A

Mit diesem Schieberegler gleichen Sie kleine mechanische Fehlabstimmungen des Ventils elektrisch aus.

Ventilbalance B

Der zweite Schieberegler wird dargestellt, wenn Ihr Arbeitszylinder mit einem Doppelventil (Tandem-Ausführung) ausgestattet ist.

Zitter-Amplitude

Mit diesem Schieberegler stellen sie die Amplitude des Zittersignals ein, das Haftreibung im Servoventil verhindern soll. Dieses Zittersignal ist besonders bei statischen und niederfrequenten Versuchen empfehlenswert.

Zitter-Frequenz

Mit diesem Schieberegler stellen sie die Frequenz des Zittersignals ein. Welche Zitterfrequenz Sie wählen, hängt u.a. von der Prüffrequenz des Versuchs ab. Die typische Zitterfrequenz für ein 252 er Servoventil liegt bei 500 bis 700 Hz (nominal 625 Hz).

Einstellen

Wenn Sie diese Taste anklicken, wird das Fenster um folgende Einstellelemente erweitert.

Polarität

Mit diesen Radioknöpfen wählen Sie die Polarität des Ventiltreibersignals. Näheres hierzu finden sie in Anhang B des Installationshandbuchs.

Ventilbalance

Mit diesen Radioknöpfen wählen Sie die Funktionsweise der Ventilbalance- Schieberegler. Wählen Sie Separat, wenn jeder Schieberegler getrennt eingestellt werden soll (wenn jedes Ventil für einen andern Versuch benutzt wird). Wählen Sie Gemeinsam, wenn die beiden Schieberegler gemeinsam verstellt werden sollen (wenn beide Ventile im selben Versuch benutzt werden).

Weitere Informationen

Kapitel 4 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Fenster.


Ventil einstellen - 256/257

Die MTS-Servoventile der Baureihen 256 und 257 haben einen inneren Regelkreis. Dieses Fenster enthält die Elemente zur Einstellung des inneren Regelkreises.

Hinweis: Die Einstellung des inneren Regelkreises wird während der TestStar-Systeminstallation vorgenommen. In Anhang B des Installationshandbuchs finden Sie mehr über die Einstellung des Servoventils.

Ventilbalance

Mit diesem Schieberegler gleichen Sie kleine mechanische Fehlabstimmungen des Ventils elektrisch aus.

Zitter-Amplitude

Mit diesem Schieberegler stellen sie die Amplitude des Zittersignals ein, das Haftreibung im Servoventil verhindern soll. Dieses Zittersignal ist besonders bei statischen und niederfrequenten Versuchen empfehlenswert.

Zitter-Frequenz

Mit diesem Schieberegler stellen sie die Frequenz des Zittersignals ein. Welche Zitterfrequenz Sie wählen, hängt u.a. von der Prüffrequenz des Versuchs ab. Die typische Zitterfrequenz für ein Servoventil der Beureihe 256/257 liegt bei 700 bis 900 Hz.


Automatische Optimierung

Mit der automatischen Optimierung werden Regelarten automatisch auf einen mittleren Optimierungspegel abgestimmt.

Vorbedingung

Die automatische Optimierung ist nur für PIDF-Regelarten verfügbar, die den Segmentgenerator (SG) als Sollwertquelle benutzen.

Endwerte

Die Endwerte repräsentieren den oberen und unteren Grenzwert des Signals, das den Arbeitszylinder bewegt. Stellen Sie die Endwerte auf die obere und untere Amplitude ein, die Sie während des Optimierungsvorgangs erwarten.

Automatische Optimierung starten

Mit dieser Taste starten Sie die automatische Optimierung und das Fenster Automatische Optimierung - Statuswindow. wird geöffnet. Der gesamte Optimierungsvorgang dauert etwa 1 bis 2 Minuten.

Zusätzliche Informationen

In Kapitel 9 des TestStar-Referenzhandbuchs finden Sie weitere Informationen.


Automatische Optimierung - Status

Dieses Fenster erscheint, während die automatische Optimierung läuft. Der gesamte Optimierungsvorgang dauert etwa 1 bis 2 Minuten. Falls nach zwei Minuten nichts passiert, drücken sie die Taste Automatische Optimierung stoppen (möglicherweise muß die Ventilbalance nachjustiert werden).

Zusätzliche Informationen

In Kapitel 9 des TestStar-Referenzhandbuchs finden Sie weitere Informationen.


Optimierungs-Parameter übernehmen

Dieses Fenster zeigt die alten und die neuen PIDF-Einstellungen. Die neuen Einstellungen werden auf Grundlage des während der Optimierung gemessenen Istwertes berechnet. Wenn Sie die Taste :hp2.Werte übernehmen: anklicken, werden die alten Werte durch die neuen erstzt. Denken Sie daran, Ihre Konfigurationsdatei zu sichern, damit auch die neuen PIDF-Einstellungen gespeichert sind.

Zusätzliche Informationen

In Kapitel 9 des TestStar-Referenzhandbuchs finden Sie weitere Informationen.


Anzeigen-Menü

Mit den Optionen des Anzeigen-Menüs öffnen Sie folgende Anzeige- Fenster:

Eingänge

Zeigt den aktuellen Wert jedes Eingangssignals. Signal-Nullabgleich und die Änderung des Meßbereichs ist von diesem Fenster aus möglich.

Detektoraktionen

Zeigt die Einstellungen und die gewählte Aktion für jeden Grenzwertdetektor (beides kann geändert werden). Zeigt außerdem die gewählten Detektoraktionen für die Regelfehler- und Schwellwertüberwachung (auch diese können geändert werden).

Numerische Anzeige

Zeigt die numerischen Anzeigen, die Sie im Fenster Anzeige änderndefiniert haben.

Oszilloskop

Zeigt das Oszilloskop, wie Sie es im Fenster Oszilloskop änderndefiniert haben.


Eingänge

Alle Signale, die Sie im Fenster Eingänge änderndefiniert haben, sehen Sie links in diesem Fenster. Manche Signaltypen verfügen nicht über alle Anzeigefunktionen.

Berechnete Eingangssignalehaben keine Null-Taste und keine Bereichswahl.

Externe Eingangssignalehaben keine Null-Taste.

Signal

Hier sehen Sie die Namen der Eingänge. Wenn Sie eine Signaltaste anklicken, erscheint das Fenster Eingänge einstellen, in dem Sie die Testparameter dieses Eingangssignals einstellen können.

Aktueller Wert

Zeigt den aktuellen Wert des Eingangssignals (Meßwertaufnehmers).

Null

Mit dieser Taste können Sie, wenn diese Taste vorhanden und aktiv ist, den Aufnehmerausgang auf Null abgleichen.

Bereich

Zeigt den aktuellen Bereich des Eingangssignals. Mit Hilfe der Listentaste können Sie einen anderen Bereich wählen.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 5 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Fenster.


Detektoraktionen

In diesem Fenster sind alle im Einstellen-Menü gewählten Detektoraktionen in einem Fenster zusammengefaßt. Das Fenster arbeitet wie zwei getrennte Fenster. Alle Änderung, die Sie hier vornehmen, können während des Versuchs ausgeführt werden.

Detektoren

Mit diesen beiden Radioknöpfen wählen Sie, welche Detektoren im Fenster angezeigt werden sollen. Wenn Sie Aufn.-Grenzwertewählen, werden die Einstellungen und Aktionen der Grenzwertüberwachung für die verschiedenen Aufnehmer angezeigt. Wenn Sie Regelungwählen, werden die Einstellungen und Aktionen der Schwellwert- und Regelfehlerüberwachung für die verschiedenen Regelkanäle angezeigt.

Aufn.-Grenzwerte

Zeigt die Namen der definierten Eingänge. Der obereund untere Grenzwertsowie die gewählten Aktionen können in diesem Fenster geändert werden.

Regelung

Zeigt die gewählten Aktionen für die Schwellwert- und Regelfehler-Überwachung. Die gewählten Aktionen für diese beiden Überwachungskreise können in diesem Fenster für jeden Regelkanal geändert werden..

Zusätzliche Informationen

Kapitel 5 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Fenster.


Numerische Anzeige

Hinweis: Sie müssen jede numerische Anzeige zuerst im Fenster Numerische Anzeige änderndefinieren und aktivieren, bevor Sie sie hier zur Anzeige aufrufen können. Es können bis zu vier numerische Anzeigen gleichzeitig aufgerufen werden. Sie können die Anzeigen mit Hilfe des Anordnung-Menüs vertikal, horizontal oder als Kasten anordnen.

Mit der Option Start des Menüs Kontrollestarten Sie die numerische Anzeige. Die Option Stop benutzen Sie, um die Anzeige zu beenden und mit der Option Löschen wird sie gelöscht.

Zusätzliche Informationen

Die Kapitel 3 und 5 des TestStar-Referenzhandbuchs enthalten weitere Informationen zu diesem Fenster.


Oszilloskop anzeigen

Hinweis: Sie müssen das Oszilloskop im Fenster Oszilloskop änderndefinieren, bevor Sie es hier zur Anzeige aufrufen können. In diesem Fenster sehen Sie das Signal, das Sie im Fenster Oszilloskop änderndefiniert haben. Jede Achse, für die Sie die Option Einstellbarer Maßstab gewählt haben, besitzt einen Schieberegler, mit dem Sie den Bereich dieser Achse einstellen können.

Benutzen Sie das Menü Kontrolle, um die Oszilloskopdarstellung zu starten. Benutzen sie die Optionen Stop und Halt, um die Anzeige zu stoppen oder anzuhalten. Mit der Option Löschen wird die Oszilloskopanzeige gelöscht.

Weitere Informationen

Kapitel 3 des TestStar-Referenzhandbuchs enthält weitere Informationen über das Speicheroszilloskop.