TestWare-SX Temperatur-Regelung

Der Prozess Temperatur-Regelung ist ein externer Steuerungs-Prozess. Sie können ihn zur Regelung der Temperature in einer Temperierkammer oder in einem Ofen benutzen.

Vorbedingung

Dieser Prozess ist darauf ausgelegt, mit einem Temperaturregler, MTS Model 409.80 oder 409.82 mit RS-232 Interface-Option (Teil Nr. 475319- 01) zuammenzuarbeiten. Sie müssen während der TestStar- Softwareinstallation, bei der Konfigurierung der Hardware, einen seriellen Anschluß spezifizieren.

Um die Funktion Anzeige-Toleranz benutzen zu können, müssen Sie einen Eingangskanal als externen Eingang konfiguriert haben (siehe TestStar Reglerdefinitions-Programm) und Sie brauchen einen externen Meßverstärker, der das Signal eines Temperaturfühlers zu einer linearen Analogspannung verarbeitet.

Funktionsweise

Der Prozess Temperatur-Regelung kommuniziert über RS-232 Befehle mit einem Temperaturregler der Baureihe 409. Die Kommunikation findet über eine der seriellen Schnittstellen des Workstation-Computers statt und über Anschluß J2 des Temperaturreglers.

Der Prozess übermittelt einen Temperatur-Sollwert an den Temperaturregler, der den Temperatur-Regelkreis verwaltet.

Ein Temperaturregelungs-Prozess erzeugt einen Sollwert und eine Temperierzeit. Der Sollwert muß für die Dauer der Temperierzeit innerhalb eines Toleranzbereichs eingehalten werden, bevor der Prozess beendet werden kann. Sie können zusätzliche Prozesses erzeugen, um den Sollwertpegel zu ändern.

Der Prozess gibt einen Temperatur-Sollwert an den Temperaturregler ab. Der Temperaturregler meldet die aktuelle Temperatur (von einem Thermoelement), zwecks Einhaltung der Regel-Toleranz, an den Prozess.

Die Anzeige-Toleranz benutzt ein zweites Thermoelement in Verbindung mit einem externen Meßverstärker. Der Anzeige-Istwert benutzt einen Istwertkanal, der für einen externen Eingang konfiguriert ist.

Beide Toleranzen können gleichzeitig auf den Sollwertpegel angewendet werden. Jede Toleranz kann an unterschiedliche Meßorte haben und unterschiedliche Bereiche benutzen, da der Temperaturgradient jedes Thermoelements unterschiedlich sein kann.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Im Fenster Temperatur- Regelung - Vorlage benennen Sie den Prozess und weisen ihm seinen Platz in der Testvorlage zu.

Im Fenster Temperatur- Regelung - Parameter legen Sie den pegel des Ausganssignals fest.


Fenster Temperatur-Regelung - Vorlage

In diesem Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wie der Prozess startet und stoppt. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Bezeichnung

Zeigt den Namen des Prozesses. Geben Sie den Namen, den Sie dem Prozess geben wollen, in das Eingabefeld ein.

Start Auslöser

Legt den Beginn des Prozesses fest. Klicken Sie die Listen-Taste an und wählen Sie einen Auslöser.

Ende Auslöser

Legt das Ende des Prozesses fest. Klicken Sie die Listen-Taste an und wählen Sie einen Auslöser.

Monitor Kanal

Wählt einen Eingangskanal, der als externer Kanal konfiguriert ist. Wenn Sie die Listen-Taste anklicken, sehen Sie die wählbaren Eingangskanäle.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Temperatur- Regelung - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuordnen.


Fenster Temperatur-Regelung - Parameter

Sie müssen innerhalb einer Testvorlage im Fenster Temperatur- Regelung - Vorlage den Sollwertprozess erzeugen, bevor Sie das Parameter-Fenster öffnen können. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testprozedur gesichert.

Sollwert

Legt den Temperatur-Sollwert fest, der mit der Toleranz-Option eingehalten werden soll. Die Standardeinstellung ist 20°C.

Temperierzeit

Legt fest, wie lange die Temperatur innerhalb des Temperatur- Toleranzbereichs gehalten werden soll bevor der Prozess endet.

Regel-Toleranz

Legt einen Temperatur-Toleranzbereich fest. Das Eingangssignal für die Regel-Toleranz kommt von dem Thermoelement, das vom Temperaturregler benutzt wird.

Anzeige-Toleranz

Legt einen Temperatur-Toleranzbereich fest. Das Eingangssignal für die Anzeige-Toleranz kommt von einem Thermoelement, das vom Temperaturregler unabhängig ist.

Prozess Ende

Legt fest, ob der Temperaturregler die Temperaturregelung nach Beendigung des Prozesses aufrechterhält (Regelung Ein) oder nicht (Regelung Aus).

Falls Sie unter Prozess Ende die Option Regelung Ein gewählt haben, wird der Sollwert auch nach Beendigung des Prozesses gehalten. Erzeugen Sie einen zweiten Prozess, um den Sollwert nach Beendigung des Prozesses auf Raumtemperatur zu ändern, oder wählen sie unter Prozess Ende die Option Regelung Aus.

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.