TestWare-SX Contrôle de température

Le processus de contrôle de température est un processus de contrôle externe. Utilisez le afin de fixer la température dans une chambre d'ambiance ou dans un four.

Conditions préalables

Ce processus est fait pour être utilisé avec un contrôleur de température MTS modèle 409.80 ou 409.82, via l'interface RS-232 (p/n 475319-01). Un port série doit être spécifié avec le mode de configuration du hardware du programme d'installation du logiciel TestStar.

Afin d'utiliser l'affichage des tolérances, il est important qu'un canal d'entrée soit configuré comme étant une entrée externe (veuillez vous référer au programme Définition du contrôleur TestStar) et que vous ayez un conditionneur externe qui convertisse un capteur de température en une tension électrique analogique linéaire.

Fonctionnement

Le processus de contrôle de température peut communiquer par l'intermédiaire d'un contrôleur de température MTS série 409 via les commandes de l'interface RS-232. Ainsi une communication dans les deux sens est établie par l'intermédiaire de l'un des ports série de communication de l'ordinateur et le connecteur J2 du contrôleur de température.

Le processus communique un point de consigne de température au contrôleur de température. Le contrôleur de température maintient la boucle de contrôle de température.

Un processus de contrôle de température établit un niveau de point de consigne ainsi qu'une durée. Le point de consigne doit être maintenu à l'intérieur d'une marge de tolérance pour la durée spécifiée avant que le processus ne puisse s'achever. Vous avez la possibilité de créer des processus additionels pour changer le niveau du point de consigne.

Le processus fournit en sortie une commande de température au contrôleur de température. Le contrôleur de température renvoie la température courante (à partir d'un thermocouple) au processus pour une utilisation comme tolérance de pilotage.

La surveillance de tolérance utilise un second thermocouple avec un conditionneur externe. Le signal de retour de surveillance utilise un canal d'entrée configuré pour une entrée externe.

Les deux tolérances peuvent être appliquées au niveau de point de consigne en même temps. Etant donné que le gradient de température pour chaque thermocouple peut être différent, chaque tolérance peut mesurer des points différents au même moment.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

La fenêtre Contrôle de température - Définiton permet de donner un nom au processus et de séquencer le processus dans un registre d'essai.

La fenêtre Contrôle de température - Paramètres définit les paramètres du processus.


Fenêtre Contrôle de température - Définiton

Cette fenêtre permet de donner un nom au processus et de spécifier comment il démarre ou s'arrête. Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec le registre d'essai.

Libellé

donne un nom au processus. Tapez le nom que vous voulez donner au processus dans le champ d'entrée Libellé.

Démarrer Trigger

spécifie le commencement du processus. Appuyez sur l'icône de liste puis sélectionnez un trigger.

Fin Trigger

spécifie la fin du processus. Appuyez sur l'icône de liste puis sélectionnez un trigger.

Canal de surveillance

permet de sélectionner un canal d'entrée qui soit configuré comme étant un canal externe. Vous faites apparaître les sélections des canaux d'entrées en appuyant sur l'icône de liste.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Foncionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.

Quand vous avez complété cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois sur le nom du processus dans la fenêtre Modifier un registre pour obtenir l'affichage de la fenêtre Contrôle de température - Paramètres . Ceci vous permettra d'attribuer les paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Contrôle de température - Paramètres

Avant de pouvoir accéder à la fenêtre Paramètres, vous devez établir le processus de commande à l'aide de la fenêtre Contrôle de température - Définition . Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec la procédure d'essai.

Point de consigne

spécifie le niveau de température qui doit être maintenu par la sélection de la tolérance. Par défaut la valeur est de 20°C.

Durée

spécifie pendant combien de temps la température est maintenue dans une marge de tolérance de la température avant que le processus ne s'achève.

Tolérance de pilotage

spécifie une marge de tolérance de la température. L'entrée vers la tolérance de pilotage vient du thermocouple utilisé par le contrôleur de température.

Tolérance d'affichage

spécifie une marge de tolérance de la température. L'entrée vers la tolérance d'affichage vient d'un appareil qui est indépendant du contrôleur de température.

Achèvement du processus

spécifie si le contrôleur de température maintient le contrôle de température (pilotage actif) ou non (arrêt du pilotage) une fois le processus achevé.

Si l'Achèvement du processus est réglé sur Pilotage actif, le point de consigne est alors maintenu après l'achèvement du processus. Pour modifier le point de consigne et le régler sur la température ambiante une fois le processus achevé, créez un second processus ou réglez l'Achèvement du processus sur Arrêt du pilotage.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Foncionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.