Prozess Temperatur-Datenaufnahme

Der Prozess Temperatur-Datenaufnahme ist ein Datenaufnahme -Prozess.

Vorbedingung

Dieser Prozess kann zusammen mit einem Temperaturregler, MTS Modell 409.80 oder 409.82, benutzt werden, der über die RS-232 Interface-Option (p/n 475319-01) verfügt. Beim Konfigurieren der Hardware im Rahmen des TestStar Software-Installationsprogramms muß ein serieller Anschluß angegeben werden.

Funktionsweise

Der Prozess nimmt in festgelegten Zeitintervallen Temperaturen und Daten aus jedem beliebigen Kanal auf. Daten werden so lange aufgenommen, bis ein Datenpuffer voll ist. Die Art der Datenaufnahme wird durch Größe und Typ des Puffers bestimmt. Der Prozess Temperatur-Datenaufnahme gleicht dem Datenaufnahme -Prozess bis auf folgende Unterschiede:

Er nimmt Temperaturdaten über die RS-232 Schnittstelle auf.

Er nimmt Daten mit einer niedrigeren Rate auf (mindestens alle 2 Sekunden).

Prozess Temperatur-Datenaufnahme kommuniziert per RS-232 Steuerbefehlen mit einem Temperaturregler der MTS-Baureihe 409. Die Kommunikation erfolgt zwischen einer der seriellen Schnittstellen des Workstation-Computers und Anschluß J2 des Temperaturreglers.

Weitere Informationen

Im Fenster Temperatur-Datenaufnahme - Vorlage  wird:

Die Reihenfolge der Prozesse in einer Testvorlage festgelegt,

der Referenzkanal zugeordnet und werden die abhängigen Kanäle gewählt,

der aufzunehmende Datentyp gewählt,

der Puffertyp gewählt.

Im Fenster Temperatur-Datenaufnahme - Parameter  ählen Sie die für den Datentyp geeigneten Einheiten und ordnen die Puffergröße für den Referenzkanal zu. Außerdem wählen Sie die Einheiten für jeden der abhängigen Kanäle.

In Kapitel 6 des 790.10 TestWare-SX Anwender-Handbuchs finden Sie weitere Informationen zu diesem Prozess.


Temperatur-Datenaufnahme - Vorlage

In diesen Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wann der Prozess startet und stoppt. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Bezeichnung

Benennt den Prozess. Geben Sie in diesem Eingabefeld den Namen ein, den Sie dem Prozess geben wollen.

Puffertyp

Legt fest, wie die Daten zwischengespeichert werden, bevor sie auf der Festplatte abgelegt werden.

Start Auslöser

Legt den Beginn des Prozesses fest. Klicken Sie auf die Listen-Taste und wählen Sie einen Auslöser.

Ende Auslöser

Legt das Ende des Prozesses fest. Klicken Sie auf die Listen-Taste und wählen Sie einen Auslöser.

Zusätzliche Kanäle

Wählt zusätzliche Eingangssignale für die Datenaufnahme. Markieren Sie jedes gewünschte Signal, um es als zusätzlichen Kanal zu wählen. Sie können Daten aus beliebig vielen Kanälen aufnehmen.

Weitere Informationen

In Kapitel 6 des 790.10 TestWare-SX Anwender-Handbuchs finden Sie weitere Informationen zu diesem Prozess.

Doppelklicken Sie auf Funktionsweise , um eine Übersicht über die Funktionsweise dieses Prozesses zu erhalten.

Nachdem Sie dieses Fenster fertig bearbeitet haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern auf den Namen dieses Prozesses doppelklicken, um das Fenster Temperatur-Datenaufnahme - Parameter  zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuordnen.


Temperatur-Datenaufnahme - Parameter

Sie müssen einen Temperatur-Datenaufnahme-Prozess im Fenster Temperatur-Datenaufnahme - Vorlage  eingerichtet haben, bevor Sie dieses Fenster benutzen können. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testprozedur gesichert.

Überschrift der Datei

Bezeichnet die Daten der Testdatei.

Zeitintervall

Legt fest, in welchem Zeitabstand Daten für alle gewählten Kanäle aufgenommen werden.

Puffergröße

Legt fest, wieviele Datenelemente der Puffer speichern kann. Ein Datenelement repräsentiert einen Datenpunkt des Temperaturkanals und jedes zusätzlichen Eingangssignal-Kanals.

Die Standard-Puffergröße ist 1024. Sie können den Datenpuffer auf 1 bis 16,000 aufzunehmende Datenelemente einstellen. Ist der Puffer kleiner als 64, entsteht zusätzlicher Verkehr auf den Kommunikationsleitungen zwischen Computer und Digitalregler. Wenn Sie Daten mit hoher Geschwindigkeit aufnehmen und diese Daten sichern, kann der Computer langsamer werden (langsame Reaktion auf Menübefehle). Für Tests, die mit schneller Datenaufnahme arbeiten, sind größere Puffer von Vorteil.

Berichtseinheiten wählen

In diesem Bereich des Fensters legen Sie die Einheiten für jeden Referenzkanal und abhängigen Kanal fest. Wählen Sie einen Kanal und anschließend die Einheiten für diesen Kanal. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Kanal.

1	Markieren Sie in der linken Liste einen Kanal. Daraufhin werden rechts die zur Dimension dieses Kanals passenden Einheiten aufgelistet.

2	wählen Sie die Einheiten, die Sie den Daten dieses Kanals zuweisen möchten.

3	Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Referenzkanal und abhängigen Kanal.

Weitere Informationen

In Kapitel 6 des 790.10 TestWare-SX Anwender-Handbuchs finden Sie weitere Informationen zu diesem Prozess.

Doppelklicken Sie auf Funktionsweise , um eine Übersicht über die Funktionsweise dieses Prozesses zu erhalten.


Puffertyp

Da jeder Puffertyp eine andere Characteristik hat, können Sie einen Datenaufnahme-Prozess so definieren, daß einfach ein anderer Datenaufnahme-Prozess ausgelöst wird, um Daten aufzunehmen.

Einfacher Puffer

Daten werden so lange aufgenommen, bis der Puffer voll ist, danach stoppt der Prozess und die Daten werden auf Festplatte gesichert. Die Größe des Datenpuffers bestimmt, wieviele Daten aufgenommen werden.

Diese Option nimmt bestimmte Daten in einem Versuch auf und kann als Auslöser für andere Prozesse benutzt werden.

Kontinuierlicher Puffer

In diesem Modus werden Daten kontinuierlich aufgenommen und automatisch auf Festplatte gesichert. Die Datenaufnahme wird fortgesetzt bis die Bedingung, die den Prozess ausgelöst hat, nicht mehr vorliegt oder der Prozess Schritt Beendet eintritt. Begrenzt wird die Anzahl der Datenpunkte nur durch die Speicherkapazität des Massenspeichers.

Kontinuierlicher Puffer mit Auslöser

Dieser Puffertyp funktioniert genausoo wie der Puffertyp Kontinuierlich mit der Ausnahme, daß jedesmal, wenn der Puffer voll ist, ein Triggersignal abgegeben wird. Sie legen die Größe des Puffers fest und bestimmen damit, wann dieses Triggersignal abgegeben wird. Dieser Prozess endet am Ende eines Schrittes.

Diese Option können Sie dazu benutzen, andere Prozesse in regelmäßigen Intervallen während der Datensicherung zu starten.

Nur Auslöser Puffer

Dieser Puffertyp funktioniert genausoo wie der Puffertyp Kontinuierlich mit Auslöser mit der Ausnahme, daß keine Daten gesichert werden. Sie legen die Größe des Puffers fest und bestimmen damit, wann das Auslösesignal abgegeben wird. Dieser Prozess endet nur am Ende eines Schrittes.

Diese Option können Sie dazu benutzen, andere Prozesse in regelmäßigen Intervallen zu starten ohne Daten zu sichern.

Ringpuffer

Ein ringförmiger Puffer nimmt kontinuierlich Daten in den Puffer auf. Wenn der Puffer voll ist, werden die neuen Daten oben in den Puffer geladen und überschreiben die ältesten Daten. Dies wird solange fortgesetzt, bis der Ende-Auslöser auftritt oder das Schrittende erreicht ist. Der Pufferinhalt wird dann auf Festplatte gesichert.

Dieser Puffertyp ist sinnvoll, wenn nur die Daten kurz vor einem kritischen Ereignis (wie z.B. dem Probenbruch) interessant sind, und nicht die Daten des gesamtenten Versuchs.

Puffergröße

Die Standard-Puffergröße ist 1024. Sie können den Datenpuffer auf 1 bis 16,000 aufzunehmende Datenelemente einstellen. Ein Datenelement enthält die Daten aus dem Referenzkanal und den abhängigen Kanälen sowie einen Zeitstempel.

Ist der Puffer kleiner als 64, entsteht zusätzlicher Verkehr auf den Kommunikationsleitungen zwischen Computer und Digitalregler. Wenn Sie Daten mit hoher Geschwindigkeit aufnehmen und diese Daten sichern, kann der Computer langsamer werden (langsame Reaktion auf Menübefehle). Für Tests, die mit schneller Datenaufnahme arbeiten, sind größere Puffer von Vorteil.