Temperature Data Acquisition
Temperature Data AcquisitionLe processus d'acquisition des données de température est un processus d'acquisition de données .

Condition préalable

Ce processus est conçu pour être utilisé avec un contrôleur de température MTS, modèle 409.80 or 409.82, comportant l'option Interface RS-232 (p/n 475319-01). Il faut spécifier un port série avec le mode de configuration du matériel du programme d'installation du logiciel TestStar.

Fonctionnement

Il prélève, à intervalles réguliers, la température et les données de canaux additionnels. Les données sont prélevées jusqu'à ce que la mémoire-tampon soit pleine. La taille et le type de mémoire déterminent la manière dont les données sont enregistrées. Le processus d'acquisition des données de température est similaire au processus d'acquisition de données. Les différences sont :

qu'il prélève les données de température parinterface RS- 232 ;

qu'il prélève les données à taux réduit (au minimumtoutes les 2 secondes).

Le processus d'acquisition des données de température communique avec un contrôleur de température MTS de la série 409 par l'intermédiaire de commandes RS-232. La communication a lieu par l'intermédiaire de l'un des ports série de l'ordinateur de la station de travail et le connecteur J2 du contrôleur de température.

Informations supplémentaires

La fenêtre Data Acquisition Design  sert à définir les points suivants :

séquencer le processus dans un registre d'essai ;

attribuer le canal de référence et sélectionner les canauxasservis ;

sélectionner le type de données à prélever ;

sélectionner le type de mémoire-tampon.

La fenêtre Data Acquisition Parameters sélectionne les unités appropriées au type de données et attribue la taille de la mémoire-tampon pour le canal de référence. Elle attribue également les unités de chacun des canaux asservis.

Vous trouverez des informations détaillées sur ce processus au chapitre 6 du manuel d'application TestWare-SX 790.10.


Temperature Data Acquisition Design Window

Cette fenêtre nomme le processus et spécifie la manière dont est lancé et arrêté le processus. Les informations contenues dans cette fenêtre sont sauvegardées avec le registre d'essai.

Libellé

Nomme le processus. Entrez le nom que vous souhaitez donner au processus dans le champ correspondant.

Type de mémoire

Spécifie la manière dont les données seront temporairement stockées jusqu'à ce qu'elles soient sauvegardées sur disque.

Démarrer Trigger

Spécifie le démarrage du processus. Appuyez sur l'icône de liste et sélectionnez un trigger.

Fin Trigger

Spécifie la fin du processus. Appuyez sur l'icône de liste et sélectionnez un trigger.

Canaux supplémentaires

Sélectionne les signaux d'entrée supplémentaires pour l'acquisition des données. Surmarquez un signal d'entrée pour le sélectionner. Vous pouvez prélever les données d'autant de canaux que vous le souhaitez.

Informations supplémentaires

Vous trouverez des informations détaillées sur ce processus au chapitre 6 du manuel d'application TestWare-SX 790.10.

Cliquez deux fois de suite sur Fonctionnement pour obtenir un aperçu général du processus.

Quand vous en avez terminé avec cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois de suite sur le nom de ce processus dans la fenêtre Modifier un Registre pour visualiser la fenêtre Acquisition des données de température - Paramètres . Ceci vous permet d'attribuer des paramètres à la procédure par défaut.


Temperature Data Acquisition Parameters

Vous devez créer un processus d'acquisition des données de température avec la fenêtre Acquisition de données de température - Définition  avant de pouvoir utiliser cette fenêtre. Les informations contenues dans cette fenêtre sont sauvegardées avec la procédure d'essai.

En-tête

Nomme les données dans le fichier de données.

Incrément de temps

Spécifie la fréquence d'acquisition des données pour tous les canaux sélectionnés.

Taille de mémoire-tampon

Spécifie le nombre d'éléments de données pouvant être stockés dans la mémoire-tampon. Un éléments de données représente un échantillon de données du canal de température et de chaque canal de signal d'entrée supplémentaire.

La taille de mémoire-tampon par défaut est de 1024. Vous pouvez régler la taille de la mémoire de façon à enregistrer 1 à 16 000 éléments de données. Toute taille de mémoire inférieure à 64 entraîne un trafic supplémentaire sur les lignes de communication entre l'ordinateur et le contrôleur numérique. L'acquisition des données à un taux élevé et leur sauvegarde peuvent entraîner le ralentissement de l'ordinateur (lenteur de réponse aux sélections). Les essais avec acquisition rapide de données peuvent profiter de tailles de mémoire supérieures.

Choix des unités

Cette partie de la fenêtre spécifie les unités de chaque canal de référence et asservi. Sélectionnez un canal, puis sélectionnez les unités de ce canal. Répétez cette opération pour chaque canal.

1	Surmarquez un canal dans la colonne Canal. Ceci entraîne l'affichagedes unités appropriées pour le dimensionnement du canal dans la colonne Unités.

2	Surmarquez les unités que vous souhaitez attribuer aux données decanaux.

3	Répétez cette procédure pour chaque canal de référence etasservi.

Informations supplémentaires

Vous trouverez des informations détaillées sur ce processus au chapitre 6 du manuel d'application TestWare-SX 790.10.

Cliquez deux fois de suite sur Fonctionnement pour obtenir un aperçu général du processus.


Buffers

Chaque type de mémoire-tampon présente différentes caractéristiques. Vous pouvez définir un processus d'acquisition de données simplement pour déclencher un autre processus dont le rôle est de prélever les données.

Mémoire-tampon simple

Les données sont enregistrées de manière à remplir la mémoire- tampon en une seule fois, le processus s'arrête ensuite et les données sont sauvegardées sur disque. La taille de la mémoire détermine la quantité de données à prélever.

Cette sélection permet de prélever des données spécifiques dans un essai et est utile pour enclencher d'autres processus.

Mémoire-tampon continu

Avec ce mode, les données sont prélevées de manière continue et automatiquement sauvegardées sur disque. La sauvegarde se poursuit jusqu'à ce qu'une instruction de trigger de fin a lieu ou que le processus de fin d'étape apparaisse. La seule limite au nombre total d'échantillons est la capacité de mémoire du disque.

Mémoire-tampon continu avec trigger

Ce type de mémoire-tampon fonctionne de la même manière que la mémorisation continue à la seule exception qu'un trigger est déclenché à chaque fois que la mémoire est pleine full. Il vous faut spécifier la taille de la mémoire pour déterminer quand le trigger doit être déclenché. Ce processus se termine à la fin d'une étape.

Cette sélection est utile pour déclencher d'autres processus à intervalles réguliers pendant la sauvegarde des données.

Mémoire-tampon uniquement avec trigger

Ce type de mémoire-tampon fonctionne de la même manière que la mémorisation continue avec trigger à la seule exception qu'elle ne sauvegarde aucune données. Il vous faut spécifier la taille de la mémoire pour déterminer quand le trigger doit être déclenché. Ce processus se termine uniquement à la fin d'une étape.

Cette sélection est utile pour déclencher d'autres processus à intervalles réguliers sans sauvegarde des données.

Mémoire-tampon circulaire

Une mémoire circulaire enregistre de manière continue les données. Quand la mémoire-tampon est pleine, les données sont de nouveau chargées au sommet de la mémoire, écrasant ainsi les anciennes données. Cette opération se poursuit jusqu'à ce qu'un trigger de fin se déclenche ou que l'étape se termine et que les données soient sauvegardées sur disque.

Ce type de mémorisation temporaire est utile quand les données sont importantes juste avant un événement (comme, p. ex., la rupture d'une éprouvette) mais ne sont pas requises pour l'essai entier.

Taille de mémoire-tampon

La taille de mémoire-tampon par défaut est de 1024. Vous pouvez régler la taille de la mémoire de façon à enregistrer 1 à 16 000 éléments de données. Un éléments de données comprend les données provenant du canal de référence est des canaux asservis avec un intervalle de temps.

Toute taille de mémoire inférieure à 64 entraîne un trafic supplémentaire sur les lignes de communication entre l'ordinateur et le contrôleur numérique. L'acquisition des données à un taux élevé et leur sauvegarde peuvent entraîner le ralentissement de l'ordinateur (lenteur de réponse aux sélections). Les essais avec acquisition rapide de données peuvent profiter de tailles de mémoire supérieures.