TestWare-SX Variabler Spitzenwertdetektor

Der variable Spitzenwertdetektor ist ein Erkennungsprozess der aufeinanderfolgend und im Vergleich mit dem Steuerprozess erfolgen sollte.

Arbeitsweise

In diesem Prozess werden die Spitzenwerte eines veraenderlichen Eingangssignals angezeigt. Der Prozess beginnt mit der Erkennung der ersten Maximalwerte, welche als Referenzpegel den Toleranzbereich des Triggers bestimmen.Der Trigger wird ausgeloest sobald die Spitzenwerte den Toleranzbereich Ueberschreiten.Ist der Prozess fuer kontinuierlichen Trigger definiert, werden die Spitzenwerte die zur Triggerausloesung fuehrten als neue Referenzpegel fuer den Toleranzbereich festgelegt und der Prozess fortgefuehrt.

Weitere Informationen

The Variabler Spitzenwertdetektor-Design Das Fenster benennt den Prozess und gibt die Reihenfolge in eine Testvorlage

The Variabler Spitzenwertdetektor-Parameter Das Fenster definiert die Spitzenwertempfindlichkeit,den Toleranzbereich und die Betriebsart (Einzel-oder Dauerbetrieb).

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.


Variabler Spitzenwertdetektor-Fenster

In diesem Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wie der Prozess startet und stoppt. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Benutzung des Fensters

Dieses Fenster benutzen Sie, um dem zyklischen Sollwert-Prozess seinen Platz in der Testvorlage zuzuweisen.

1	Im Eingabefeld Bezeichnung benennen Sie den Prozess.

2	Waehlen Sie einen a Start-Ausloeser, um dem Prozess seinen Platz in der Testvorlage zuzuweisen. Dieser Prozess sollte in Reihe zu anderen Sollwertprozessen angeordnet sein.

3	Wählen Sie einen Ende Auslöser, um den Prozess zu beenden. Benutzen Sie den Standard-Auslöser <Nichts>, wenn Sie möchten, daß der Prozess ohne Unterbrechung bis zum Ende ausgeführt wird.

4	Wählen Sie einen Regelkanal für den Prozess.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Zyklischer Sollwert - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuornen.


Variabler Spitzenwertdetektor-Parameterfenster

Sie muessen erst einen variablen Spitzenwertdetektorprozess als Vorlage mit einem Fenster gestalten, Variabler Spitzenwertdetektor-Design bevor Sie Zugang zu diesem haben. Die Information in diesem Fenster ist im Testprozess gespeichert.

Spitzenwertempfindlichkeit

Bestimmt wann ein Maximum oder Minimum erkannt wird. Die Spitzenwertempfindlichkeit bestimmt den Wert um den sich das Signal aendern muss um als Spitzenwert erkannt zu werden. Waehlen Sie die Einheiten fuer Ihre Empfindlichkeitswerte.

Veraenderung der Toleranz

Spezifiziert die beiden Toleranzbaender um die Referenzspitzenwerte. Der Toleranzwert representiert die Plus- und Minusabweichung vom Referenzwert

Triggerauswahlmoeglichkeit

Im Einzeltriggermodus wird der Prozess bei erstmaligem Ueberschreiten des Spitzenwerttoleranzbandes beendet..

Im kontinuierlichen Triggermodus triggert der Prozess bei jeder Ueberschreitung des Spitzenwerttoleranzbandes.

Benutzung des Fensters

Eingabe des Empfindlichkeitswertes. Ist der Wert zu gross, kann ein langsamer Amplitudenwechsel nicht mehr als Spitzenwert erkannt werden.Ein zu kleiner Wert kann dazu fuehren, dass bereits im Signalrauschen Spitzenwerte erkannt werden

Eingabe des Toleranzwertes. Dieser Wert muss groesser als der Empfindlichkeitswert sein.Der Wert bestimmt die Bedingungen wann ein Trigger ausgeloest wird.

Auswahl der Triggermoeglichkeit Die Triggermoeglichkeit laest die Wahl zwischen einem oder mehreren Impulsen..

Weitere Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX.Handbuchs enthaelt weitere Informationen zu diesem Prozess..

Doppel Klick Arbeitsweise Fuer einen Prozessueberblick.