Détecteur de changement de Pic/Vallée TestWare-SX

Le processus de changement de Pic/Vallée est un processus Détecteur et devrait être séquencé en parallèle avec des processus de commande.

Fonctionnement

Ce processus vous permet de surveiller un signal d'entrée pour des changements de pics et vallées. Le processus commence en détectant un pic et une vallée; ces valeurs deviennent les niveaux de référence pour une marge de tolérance. Lorsqu'un pic ou une vallée dépasse la marge de tolérance, le processus entre en action. Si le processus est configuré pour des triggers continus, il détecte les nouveaux niveaux de référence pour le réglage de la tolérance puis continue le processus.

Informations supplémentaires

La fenêtre Détecteur de changement de Pic/Vallée - Définition permet de donner un nom au processus et de le séquencer dans un registre d'essai.

La fenêtre Détecteur de changement de Pic/Vallée - Paramètres permet de définir la sensibilité de Pic/Vallée, la marge de tolérance du changement et une opération simple ou continue.

Veuillez vous référer au chapitre 6 du manuel d'Applications TestWare-SX 790.10 pour de plus amples informations concernant ce processus.


Fenêtre Détecteur de changement de Pic/Vallée - Définition

Cette fenêtre permet de spécifier quand le processus commence et quand il s'arrête. Les informations entrées dans cette fenêtre sont sauvegardées avec le registre d'essai.

Utilisation de la fenêtre

Utiliser cette fenêtre afin de désigner un processus simple de commande d'essai dans une étape.

1	Donnez un nom au processus à l'aide du champ d'entrée Libellé.

2	Sélectionnez un Démarrer Trigger afin de séquencer le processus. Ce processus devrait être séquencé en parallèle avec un processus de commande.

3	Sélectionnez un Fin Trigger pour achever le processus. Utilisez le trigger par défaut aucun si vous souhaitez que le processus soit effectué de bout en bout sans interruption.

4	Sélectionnez un Canal de Pilotage pour le processus.

Informations supplémentaires

Veuillez vous référer au chapitre 6 du manuel d'Applications TestWare-SX 790.10 pour de plus amples informations concernant ce processus.

Faites un double-clic sur Fonctionnement pour avoir un aperçu général du processus.

Après avoir rempli cette fenêtre en entier, vous pouvez faire un double-clic sur le nom de ce processus dans la fenêtre Modifier un registre afin de faire apparaître la fenêtre Détecteur de changement de Pic/Vallée - Paramètres  . Ceci vous permet d'attribuer des paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Détecteur de changement de Pic/Vallée - Paramètres

Vous devez établir un processus de Détecteur de changement de Pic/Vallée au sein d'un registre à l'aide de la fenêtre Détecteur de changement de Pic/Vallée - Définition avant de pouvoir accéder à cette fenêtre. Les informations entrées dans cette fenêtre sont sauvegardées avec la procédure d'essai.

Sensibilité de Pic/Vallée

Permet de déterminer quand est-ce qu'un pic ou une vallée est détecté. La valeur de la sensibilité représente la quantité de laquelle doit varier le signal pour qu'un pic ou une vallée soit effectivement détecté. Sélectionnez les unités de votre choix pour la valeur de la sensibilité.

Modifier la Tolérance

Permet de spécifier la marge de tolérance autour des valeurs de réference de pic et vallée. La valeur de tolérance représente plus ou moins une déviation de la valeur de référence.

Options de trigger

Trigger unique fait achevé le processus lorsque le premier pic ou la première vallée dépasse la valeur fixée pour la tolérance.

Trigger en continu génère un trigger chaque fois qu'un pic ou une vallée dépasse la valeur fixée pour la tolérance. Cette option s'achève à l'apparition du trigger de fin.

Utilisation de la fenêtre

Entrez une valeur pour la sensibilité. Si cette valeur est trop élevée, il peut arriver qu'un faible changement de l'amplitude du signal ne soit pas détecté. Si elle est trop basse, le bruit du signal risque d'être interprété comme un pic ou une vallée.

Entrez une valeur pour la tolérance. Cette valeur doit être plus grande que celle de la sensibilité. Elle détermine les exigences pour la génération d'un trigger.

Choisissez une option de trigger: vous pouvez en sélectionner un seul ou plusieurs.

Informations supplémentaires

Veuillez vous référer au chapitre 6 du manuel d'Applications TestWare-SX 790.10 pour de plus amples informations concernant ce processus.

Faites un double-clic sur Fonctionnement pour avoir un aperçu général du processus.