TestWare-SX Sollwertprogramm-Steuerung

Der Prozess Sollwertprogramm-Steuerung ist ein Spezialprozess und sollte zu anderen Sollwert-Prozessen parallel angeordnet sein.

Funktionsweise

Der Prozess Sollwertprogramm-Steuerung arbeitet wie eine spezielle Verriegelung. Benutzen Sie diesen Prozess, um einen Test zu stoppen, bevor er abgeschlossen ist. Er wird gewöhnlich in Verbindung mit anderen Ereignisüberwachungs-Prozessen benutzt.

Hinweis

Die anderen TestStar-Prozesse können zwar vorzeitig einen Schritt, aber nicht das komplette Sollwertprogramm beenden. Dieser Prozess bietet mehrere Ebenen der Sollwertsteuerung.

Beispiel Angenommen, Ihr Versuch besteht aus mehrern Schritten. Sie können diesen Prozess so konfigurieren, daß er den Versuch während einem der ersten Schritte beendet, falls eine unerwünschte Bedingung eintritt.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess. Im Fenster Sollwertprogramm- Steuerung - Vorlage benennen Sie den Prozess und weisen ihm seinen Platz in der Testvorlage zu.

Im Fenster Sollwertprogramm- Steuerung - Parameters definieren Sie die Parameter des Prozesses.


Fenster Sollwertprogramm-Steuerung - Vorlage

Dieses Fenster benennt den Prozess und legt fest, wie der Prozess startet und stoppt. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Bezeichnung

Zeigt den Namen des Prozesses. Geben Sie den Namen, den Sie dem Prozess geben wollen, in das Eingabefeld ein.

Start Auslöser

Legt den Beginn des Prozesses fest. Klicken Sie die Listen-Taste an und wählen Sie einen Auslöser.

Ende Auslöser

Legt das Ende des Prozesses fest. Klicken Sie die Listen-Taste an und wählen Sie einen Auslöser.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Sollwertprogramm- Steuerung - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuordnen.


Fenster Sollwertprogramm-Steuerung - Parameter

Sie müssen in einer Testvorlage im Fenster Sollwertprogramm- Steuerung - Vorlage einen Prozess des Typs Sollwertprogramm-Steuerung erzeugt haben, bevor Sie dieses Fenster öffnen können. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testprozedur gesichert.

Aktion

Wählt die Aktion, die der Prozess ausführt. Klicken Sie die Listentaste an und wählen Sie eine Aktion.

Nichts deaktiviert den Prozess.

Nur Meldung Zeigt eine Meldung im Fenster.

Sollwertprogramm anhalten Hält den Test an. Funktioniert auf die gleiche Weise wie wenn Sie Halt anklicken.

Sollwertprogramm stoppen Stoppt den Test. Funktioniert auf die gleiche Weise wie wenn Sie Stop anklicken.

Hydraulik-Verriegelung  Stoppt den Test und schaltet den Hydraulikdruck ab. Außerdem erscheint das TestStar-Fenster System Status, in dem die Verriegelung angezeigt wird.

Fehler Stoppt den Test und erzeugt eine Fehlermeldung. TestWare-SX muß mit Hilfe des Kontrolle-Menüs zurückgesetzt werden.

Meldung

Hier geben Sie die Meldung ein, die angezeigt (oder aufgezeichnet) wird, wenn der prozess Prozess eintritt.

Auf

Hier wählen sie, wohin die Meldung gegeben werden soll. Sie können mehrere Ziele wählen.

Bildschirm Zeigt die Meldung in einer Dialogbox auf dem Computerschirm an.

LCD-Schirm (Lastr.-Bedienfeld) Zeigt die Meldung in einer Meldezeile auf dem LCD-Schirm des Lastrahmen-Bedienfeldes an.

Datei Schreibt die Meldung in die Testdatei Wird ignoriert, falls keine Testdatei benutzt wird.

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.