TestWare-SX Contrôle de programme

Le processus de contrôle de programme est un processus spécial et devrait être séquencé parallèlement aux processus de commande.

Fonctionnement

Le processus de contrôle de programme fonctionne comme une sécurité spéciale. Utilisez ce processus pour arrêter un essai avant qu'il ne soit complètement achevé. Il est habituellement utiliser en commun avec d'autres processus de détecteur d'événement.

Les autres processus de TestStar peuvent prématurément provoquer la fin d'une étape mais pas celle du programme. Ce processus offre plusieurs niveaux de contrôle du programme. Par exemple, supposons que l'essai opère en pilotage de force, deux processus de détecteur de limite surveillent le capteur de déplacement et engendre un processus de contrôle de programme. Un processus de contrôle de programme affiche un message lorsque la sortie du capteur dépasse 2mm. Le second processus de contrôle de programme déclenche une sécurité hydraulique lorsque la sortie du capteur dépasse 3 mm.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

La fenêtre Contrôle de programme - Définition permet de donner un nom au processus et de séquencer le processus dans un registre d'essai.

La fenêtre Contrôle de programme - Paramètres définit les paramètres du processus.


Fenêtre Contrôle de programme - Définition

Cette fenêtre permet de donner un nom au processus et spécifie comment il démarre et s'arrête. Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec le registre d'essai.

Libellé

donne un nom au processus. Tapez le nom que vous voulez donner au processus dans le champ d'entrée Libellé.

Démarrer Trigger

spécifie le commencement du processus. Appuyez sur l'icône de liste puis sélectionnez un trigger.

Fin Trigger

spécifie la fin du processus. Appuyez sur l'icône de liste puis sélectionnez un trigger.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.

Quand vous avez complété cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois sur le nom du processus dans la fenêtre Modifier un registre pour obtenir l'affichage de la fenêtre Contrôle de programme - Paramètres . Ceci vous permettra d'attribuer les paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Contrôle de programme - Paramètres

Avant de pouvoir accéder à cette fenêtre, vous devez créer un processus de contrôle de programme au sein d'un registre à l'aide de la fenêtre Fenêtre Contrôle de programme - Définition . Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec la procédure d'essai.

Action

permet de sélectionner l'action que le processus va effectuer. Aucun inactive le processus.

Message seul affiche une fenêtre avec un message.

Maintien du programme interrompt momentanément l'essai. Cela revient au même que d'appuyer sur le bouton Pause.

Arrêt du programme arrête l'essai. Cela a revient au même que d'appuyer sur le bouton Arrêt.

Sécurité hydraulique arrête l'essai et coupe la pression hydraulique. Cela fait aussi apparaître la fenêtre Etat du système TestStar où l'interlock est consigné.

Erreur arrête l'essai et génère un message d'erreur. TestWare-SX doit être réinitialisé à l'aide du menu Pilotage.

Message

permet d'entrer le message qui est affiché (ou mémorisé) lorsque le processus est encours de déroulement.

Envoyer vers

permet de sélectionner l'endroit où le message doit apparaître. N'importe quelle combinaison des trois endroits suivants peut être choisie.

Ecran affiche le message dans une fenêtre de dialogue sur l'écran de l'ordinateur.

Ecran du BLoC affiche le message dans la barre de message sur le panneau de contrôle du bâti de charge.

Fichier de données écrit le message dans le fichier de données. Cette option est ignorée si aucun fichier de données n'est utilisé.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.