TestWare-SX Grenzwertüberwachung

Dieser Prozesstyp erzeugt ein Ereignis und sollte parallel zu einem Sollwert-Prozess angeordnet sein. Aussagefähige Daten können nur aufgenommen werden, wenn im Regelkanal etwas geschieht.

Funktionsweise

Ein Grenzwertüberwachungs-Prozess kann dazu benutzt werden, andere Prozesse auszulösen. Ein Grenzwert kann z.B. eine Anzahl von Segmenten, eine bestimmte Zeitdauer, oder ein bestimmter Wert eines Aufnehmersignals sein. Ein Grenzwert kann als relativer Wert (Start bei Beginn des Prozesses) oder als Absolutwert definiert werden (bezogen auf Null).

Drei Typen von Auslösern bieten verschiedene Möglichkeiten, einen Prozess zu beenden.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Im Fenster Grenzwertüberwachung - Vorlage benennen Sie den Prozess und weisen ihm seinen Platz in der Testvorlage zu.

Im Fenster Grenzwertüberwachung - Parameter definieren Sie die Parameter des Prozesses.


Fenster Grenzwertüberwachung - Vorlage

In diesem Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wann der Prozess startet und stoppt. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Bezeichnung

Zeigt den Namen des Prozesses. Geben Sie den Namen, den Sie dem Prozess geben wollen, ins Eingabefeld ein.

Start Auslöser

Legt den Beginn des Prozesses fest. Klicken Sie die Listen-Taste an und wählen Sie einen Auslöser.

Ende Auslöser

Legt das Ende des Prozesses fest. Klicken Sie die Listen-Taste an und wählen Sie einen Auslöser.

Kanal

Der für die Grenzwertüberwachung gewählte Kanal legt fest, wie die Grenzwertüberwachung arbeitet. Es gibt drei wählbare Typen:

Zeit - bestimmt, wie lange der Prozess wartet.

Regelkanal-Segmente - zählt die Segmente des gewählten Regelkanals. In der Liste sehen Sie alle definierten Regelkanäle.

Eingangskanal - überwacht ein Aufnehmersignal. In der Liste sehen Sie alle definierten Eingangskanäle.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Grenzwertüberwachung - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuordnen.


Fenster Grenzwertüberwachung - Parameter

Sie müssen in einer Vorlage einen Grenzwertüberwachungs-Prozess im Fenster Grenzwertüberwachung - Vorlage erzeugen, bevor Sie dieses Fenster öffnen können. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testprozedur gesichert.

Grenzwert

Der Grenzwert kann auf eine von drei Arten angegeben werden (je nachdem, welcher Kanaltyp im Fenster Grenzwertüberwachung-Vorlage gewählt wurde).

Zeit wird in den Einheiten Stunden, Minuten, oder Sekunden angegeben.

Segmente können für den gewählten Regelkanal gezählt werden. Sie können entweder Segmente oder Zyklen zählen. Jeder Zyklus eines zyklischen Sollwertes besteht aus zwei Segmenten. Die Zählung von Zyklen sollte nur dann gewählt werden, wenn Sie einen zyklischen Sollwert überwachen. Die Zählung von Segmenten funktioniert für alle Sollwert-Prozesse.

Aufnehmer-Iswertsignale können überwacht werden, um einen bestimmten Wert des Aufnehmersignals zu überwachen oder die plötzliche Änderung eines Aufnehmersignals.

Absolute und relative Grenzwerte

Der Grenzwert kann als absoluter oder relativer Wert angegeben werden.

Bei Angabe eines absoluten Grenzwertes für die Zeit und Segment-Zählung bezieht sich der Grenzwert auf den Beginn des Tests. Bei Angabe eines relativen Wertes bezieht sich der Grenzwert auf den Beginn des Prozesses.

Der Absolutwert eines Aufnehmer-Grenzwertes bezieht sich auf Null, während sich der Relativwert auf den Wert bezieht, den das Aufnehmer-signal bei Beginn des Prozesses hatte.

Auslöser-Optionen

Ein Grenzwert kann auf eine von drei Arten erkannt werden:

Wenn sie die Option Größer als Grenzert wählen, wird der Prozess beendet, wenn das Aufnehmer-Istwertsignal mehr positiv ist als der Grenzwert.

Wenn sie die Option Kleiner als Grenzert wählen, wird der Prozess beendet, wenn das Aufnehmer-Istwertsignal mehr negativ ist als der Grenzwert.

Wenn sie die Option Beliebiger Übergang wird der Prozess beendet, wenn er in positiver oder negativer Richtung den Grenzwert überschreitet.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.