TestWare-SX Détecteur de limites de données

Ce type de processus produit un événement et devrait être séquencé parallèlement à un processus de commande. Des données significatives ne peuvent être collectées qu'à condition que le canal de pilotage fasse quelque chose.

Fonctionnement

Le processus de limite de données s'avère utile pour engendrer d'autres processus. Une limite peut être un nombre de segments, une quantité de temps ou une valeur du signal capteur. Une limite peut être spécifiée comme étant relative (commencant au moment où le processus démarre) ou absolue (à partir de zéro comme valeur de référence).

Trois types d'options de trigger offrent des manières différentes d'achever le processus.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

La fenêtre Détecteur de limites de données - Définition permet de donner un nom au processus et de séquencer le processus dans un registre d'essai.

La fenêtre Détecteur de limites de données - Paramètres définit les paramètres du processus.


Fenêtre Détecteur de limites de données - Définition

Cette fenêtre permet de donner un nom au processus et spécifie quand le processus commence et s'arrête. Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec le registre d'essai.

Libellé

donne un nom au processus. Tapez le nom que vous voulez donner au processus dans le champ d'entrée prévu à cet effet.

Démarrer Trigger

spécifie le commencement du processus. Appuyez sur l'icône de liste et sélectionnez un trigger.

Fin Trigger

spécifie la fin du processus. Appuyez sur l'icône de liste et sélectionnez un trigger.

Canal

Le canal pour le détecteur de limites des données détermine de quelle manière la limite est détectée.

Sélectionnez Temps pour spécifier combien de temps le processus attend.

Sélectionnez un canal de pilotage pour compter le nombre de segments du canal de pilotage choisi.

Sélectionnez un canal d'entrée pour surveiller le signal capteur.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.

Quand vous avez complété cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois sur le nom du processus dans la fenêtre Modifier un registre pour obtenir l'affichage de la fenêtre Détecteur de limites de données - Paramètres . Ceci vous permettra d'attribuer les paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Détecteur de limites de données - Paramètres

Avant de pouvoir accéder à cette fenêtre, vous devez créer un processus du détecteur de limites des données à l'aide de la fenêtre Détecteur de limites de données - Définition . Utilisez cette fenêtre afin de définir les paramètres du processus. Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec la procédure d'essai.

Valeur limite

spécifie une valeur achevant le processus. En cliquant sur l'icône de liste, vous faites apparaître les unités disponibles pour le canal spécifié dans la fenêtre Définition.

Le Temps est exprimé en heures, minutes ou secondes.

Les Segments peuvent être comptés pour le canal de pilotage sélectionné. Vous pouvez choisir de compter soit les segments, soit les cycles. Chaque cycle d'une commande de cycles est constitué de deux segments. Le comptage de cycles ne devrait être sélectionné que lors de la surveillance d'une commande de cycles. Le comptage de segments fonctionne pour tous les processus de commande.

Les signaux de retour du Capteur peuvent être surveillés afin de détecter une valeur spécifique du capteur ou un changement dans la valeur du capteur.

Valeurs absolues et relatives

La valeur limite peut être spécifiée comme étant relative ou absolue.

La sélection absolue donne le début de l'essai comme référence aux valeurs limite de comptage de temps et de segment. La sélection relative donne le début du processus comme référence à la valeur limite.

La sélection absolue pour une valeur limite de capteur lui donne zéro comme valeur de réference. La sélection relative donne à la valeur limite comme référence le changement que n'importe quelle valeur de retour du capteur peut avoir au moment où le processus démarre.

Options de Trigger

Une limite peut être détectée de trois manières différentes.

La sélection de Supérieur à la valeur limite provoque la fin du processus chaque fois que le signal de retour du capteur sélectionné est plus grand que la valeur limite.

La sélection de Inférieur à la valeur limite provoque la fin du processus chaque fois que le signal de retour du capteur sélectionné est plus petit que la valeur limite.

La sélection de L'une ou l'autre transition provoque la fin du processus chaque fois qu'il passe la valeur limite.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.