TestWare-SX Aeusserer Sollwert

Ein Steuerprozess benutzt das Signal einer aeusseren Vorrichtung um ein Servovalve oder einen Servomotor zu steuern. Dieser Prozess sollte in Reihe zu anderen Steuerprozessen angeordnet sein.

Prerequisites

Sie muessen folgendes ausfuehren,bevor Sie diesen Prozess benutzen koennen:

Herstellung der Verbindung zwischen Sollwertquelle und Digitalcontroller.

Definieren des Sollwerteingangssignals und des Steuermodes.

Errichtung eines Hilfssensors fuer die Masseinheit des Eingangssignals.

Arbeitsweise

Dieser Prozess ermoeglicht die Benutzung einer aeusseren Sollwertquelle,welche mit dem Digitalcontroller an den hinteren Eingangen verbunden ist ,zur Steuerung des Regelkreises. Sie muessen die aeussere Sollwertquelle starten, bevor der Test diesen Prozess der aeusseren Sollwertsteuerung erreicht hat. Sobald der Prozess beginnt, uebernimmt eine Rampe das Erreichen des eingestellten Hauptpegels. Da der aeussere Sollwert einen unbekannten Pegel hat, sichert eine Amplitudenrampe den sanften Uebergang vom existierenden Sollwert zum aeusseren Sollwert.

Weitere Informationen

The Aeusserer Sollwert-Design Das Fenster benennt den Prozess und gibt die Reihenfolge in eine Testvorlage.

The Aeusserer Sollwert-Parameter Das Fenster definiert den Steuermode, den Hauptwert, Hauptwertanstiegszeit, und Amplitudenanstiegszeit.

Kapitel 6 des TestWare-SX.Handbuchs enthaelt weitere Informationen zu diesen Prozess.


Aeusserer Sollwert Fensterdesign

In diesem Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wie der Prozess startet und stoppt. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Benutzung des Fensters

Dieses Fenster benutzen Sie, um dem zyklischen Sollwert-Prozess seinen Platz in der Testvorlage zuzuweisen.

1	Im Eingabefeld Bezeichnung benennen Sie den Prozess.

2	Wählen Sie einen a Start-Auslöser, um dem Prozess seinen Platz in der Testvorlage zuzuweisen. Dieser Prozess sollte in Reihe zu anderen Sollwertprozessen angeordnet sein.

3	Wählen Sie einen Ende Auslöser, um den Prozess zu beenden. Benutzen Sie den Standard-Auslöser <Nichts>, wenn Sie möchten, daß der Prozess ohne Unterbrechung bis zum Ende ausgeführt wird.

4	Wählen Sie einen Regelkanal für den Prozess.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Zyklischer Sollwert - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuornen.


Aeusserer Sollwert Parameter Fenster

Sie muessen erst einen aeusseren Sollwertprozess als Vorlage mit einem Fenster gestalten, Aeusserer Sollwert-Design bevor Sie Zugang zu diesem haben. Die Information in diesem Fenster ist im Testprozess gespeichert.

Initialrampenzeit

Spezifiziert die Zeit der Sollwertrampe vom Startpegel bis zum Hauptpegel des Prozesses Geben Sie eine Rampenzeit vor.

Amplitudenrampenzeit

Spezifiziert die Zeit der Programmamplitudenrampe von Null bis zum Maximalwert des Messbereiches. Der Wert Rampenrate repraesentiert Einheiten pro Sekunde. Nach dem Start des Programms wird der Sollwert langsam an den durch die Probe vogegebenen Istwert herangefuehrt. Dadurch wird eine ploetzliche Bewegung des Kolbens nach Start des externen Sollwertes vermieden.

Steuerkanaele

Im Designfenster wird eine Liste ausgewaehlter Steuerkanaele angezeigt. Jeder Kanal kann verschiedene Parameter haben.

Steuermodus

Waehlen Sie einen Steuermodus fuer den aeusseren Sollwert.

Haupt

Definieren Sie den Hauptwert fuer den aeusseren Sollwert.

Multiplizierer

Speziefiziert einen Multiplikationsfaktor um das Eingangssignal zu skalieren. Dadurch wird die Verstaerkung Span (Spitze-Spitze-Amplitude) auf den aeusseren Sollwert eingestellt. Der Multiplikationsfaktor skaliert den aeusseren Sollwert auf 100% des maximalen Messbereiches.

Weitere Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX.Handbuchs enthaehlt weitere Informationen zu diesem Prozess.

Doppel-Klick Arbeitsweise Fuer einen Ueberblick des Prozesses.