Commande Externe TestWare-SX

Un processus de Commande Externe utilise un signal provenant d'un appareil externe afin de piloter une servovalve ou un servomoteur. Ce processus devrait être séquencé en série avec d'autres processus de commande.

Conditions préalables

Vous devez faire les choses suivantes avant de pouvoir utiliser ce processus:

Connecter la source de commande au contrôleur numérique.

Définir le signal d'entrée de la source de commande et son mode de pilotage.

Configurer un capteur temporaire afin d'étalonner l'entrée.

Fonctionnement

Ce processus vous permet d'utiliser une source de commande branchée au panneau arrière du contrôleur numérique afin de diriger la servo-boucle. Vous devez faire démarrer votre source de commande externe avant que l'essai ait atteint le processus de commande externe. Lorsque ce processus commence, il grimpe jusqu'au niveau moyen fixé dans le processus. Etant donné que la source de commande se trouve à un niveau inconnu, une rampe (ou variation) d'amplitude assure une transition en douceur et continue entre le mode actuel et la commande externe.

Informations supplémentaires

La fenêtre Commande Externe - Définition permet de donner un nom au processus et de le séquencer dans un registre d'essai.

La fenêtre Commande Externe - Paramètres permet de définir le mode de pilotage, le niveau moyen, la durée de rampe du niveau moyen et la durée de la rampe d'amplitude.

Veuillez vous référer au chapitre 6 du manuel d'Applications TestWare-SX 790.10 pour de plus amples informations concernant ce processus.


Fenêtre Commande Externe - Définition

Cette fenêtre permet de spécifier quand le processus commence et quand il s'arrête. Les informations entrées dans cette fenêtre sont sauvegardées avec le registre d'essai.

Utilisation de la fenêtre

Utiliser cette fenêtre afin de désigner un processus simple de commande d'essai dans une étape.

1	Donnez un nom au processus à l'aide du champ d'entrée Libellé.

2	Sélectionnez un Démarrer Trigger afin de séquencer le processus. Ce processus devrait être séquencé en série avec un processus de commande.

3	Sélectionnez un Fin Trigger pour achever le processus. Utilisez le trigger par défaut aucun si vous souhaitez que le processus soit effectué de bout en bout sans interruption.

4	Sélectionnez un Canal de Pilotage pour le processus.

Informations supplémentaires

Veuillez vous référer au chapitre 6 du manuel d'Applications TestWare-SX 790.10 pour de plus amples informations concernant ce processus.

Faites un double-clic sur Fonctionnement pour avoir un aperçu général du processus.

Après avoir rempli cette fenêtre en entier, vous pouvez faire un double-clic sur le nom de ce processus dans la fenêtre Modifier un registre afin de faire apparaître la fenêtre Commande Externe - Paramètres  . Ceci vous permet d'attribuer des paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Commande Externe - Paramètres

Vous devez créer un processus de Commande Externe au sein d'un registre à l'aide de la fenêtre Commande Externe - Définition avant de pouvoir accéder à cette fenêtre. Les informations entrées dans cette fenêtre sont sauvegardées avec la procédure d'essai.

Durée de rampe initiale

Permet de spécifier combien de temps la commande nécessite pour aller du niveau de départ du processus jusqu'au niveau moyen fixé. Entrez une durée de rampe.

Durée de rampe de l'amplitude

Permet de spécifier combien de temps l'amplitude du programme a besoin pour aller de zéro jusqu'à sa valeur de pleine échelle. La pente de la rampe est exprimée en unités par seconde. Ceci fait appliquer en douceur la commande du programme à l'éprouvette lorsque le programme démarre. Cette option permet d'éviter un mouvement trop brusque lors du démarrage de la commande externe.

Canaux de pilotage

Affiche la liste des canaux de pilotage sélectionnés dans la fenêtre Définition. Chaque canal de pilotage peut posséder des paramètres différents.

Mode de pilotage

Permet de sélectionner le mode de pilotage pour la commande externe.

Moyenne

Permet de fixer le niveau moyen de la commande externe.

Multiplicateur

Permet de spécifier un facteur de multiplication afin d'étalonner le signal rentrant. Ceci établit l'étendue (l'amplitude pic-à-pic) de la commande externe. La valeur du multiplicateur étalonne le signal de la commande externe comme étant un pourcentage de la pleine échelle.

Informations supplémentaires

Veuillez vous référer au chapitre 6 du manuel d'Applications TestWare-SX 790.10 pour de plus amples informations concernant ce processus.

Faites un double-clic sur Fonctionnement pour avoir un aperçu général du processus.