TestWare-SX Benutzerdefiniertes Ereignis

Der Prozess Benutzerdefiniertes Ereignis ist ein Ereignisüberwachungs- Prozess. Dieser Prozesstyp kann wie ein Sollwert-Prozess hintereinander, oder wie andere Prozesse parallel angeordnet werden.

Funktionsweise

Ein Prozess des Typs Benutzerdefiniertes Ereignis öffnet ein Fenster mit bis zu drei Tasten, mit denen Sie in den Versuchsablauf eingreifen kön- nen. Der Prozess Benutzerdefiniertes Ereignis bietet Ihnen die Möglich- keit, manuell in einen anderen Teil des Tests zu springen.

Die Information in der Dialogbox wird auch auf dem Schirm des Lastrah- men-Bedienfeldes angezeigt. die drei Befehlstasten repräsentieren drei verschiedene benutzerdefinierte Ereignisse. Ein Test kann beliebig viele benutzerdefinierte Ereignisse haben, vorausgesetzt, es sind nie mehr als drei Ereignisse gleichzeitig aktiv.

Hier sind einige Dinge, die Sie mit dem Prozess Benutzerdefiniertes Ereignis tun können:

Den Benutzer vor Beginn des Versuchs zu einer Eingabe auffordern.

Den Beginn eines Datenaufnahme-Prozesses auslösen.

Das Ende eines Sollwert-Prozesses manuell auslösen.

Einen digitalen Ausgangskanal manuell einstellen.

Einen Test beliebig lang anhalten.

Ein "Single Shot"-Prozess endet, wenn Sie die Taste einmal anklicken. Die Taste wird grau und die Beschreibung verschwindet. Sobald das benutzerdefinierte Ereignis endet, kann ein anderes benutzerdefiniertes Ereignis die deaktivierte Taste benutzen.

Falls das benutzerdefinierte Ereignis nicht als "Single Shot" Prozess konfiguriert ist, fährt der Prozess fort, bis ein Ende-Auslöser auftritt oder bis der Schritt endet.

Wenn sie Ihre Testvorlage ausführen, wird durch eine interne Kontrolle sichergestellt, daß nicht zwei benutzerdefinierte Ereignisse dieselbe Taste gleichzeitig benutzen. Der Start-Auslöser des einen Prozesses kann nicht beginnen, bevor nicht der Ende-Auslöser des anderen Prozesses fertig ist.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Im Fenster Benutzerdefiniertes Ereignis - Vorlage  benennen Sie den Prozess und weisen ihm seinen Platz in der Testvorlage zu.

Im Fenster Benutzerdefiniertes Ereignis - Parameter definieren Sie die Parameter des Prozesses.


Fenster Benutzerdefiniertes Ereignis - Vorlage

In diesem Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wie der Prozess startet und stoppt. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Bezeichnung

Zeigt den Namen des Prozesses. Geben Sie den Namen, den Sie dem Prozess geben wollen, in das Eingabefeld ein.

Start Auslöser

Legt den Beginn des Prozesses fest. Klicken Sie die Listen-Taste an und wählen Sie einen Auslöser.

Ende Auslöser

Legt das Ende des Prozesses fest. Klicken Sie die Listen-Taste an und wählen Sie einen Auslöser.

Tastenbezeichnung

Legt fest, welche der drei Tasten mit dem Prozess verbunden wird.

Single Shot

Falls dieses Feld angekreuzt ist, kann der Prozess durch einmaliges Anklicken beendet werden. Im anderen Fall kann die Taste beliebig oft angeklickt werden und der Prozess endet erst, wenn der Schritt endet.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Benutzerdefiniertes Ereignis - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuordnen.


Fenster Benutzerdefiniertes Ereignis - Parameter
Fenster Benutzerdefiniertes Ereignis - Parameter:

Sie müssen im Fenster Benutzerdefiniertes Ereignis - Vorlage in einer Testvorlage einen Prozess des Typs Benutzerdefiniertes Ereignis erstellt haben, bevor Sie dieses Fenster öffnen können. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testprozedur gesichert.

Tastenbezeichnung

Zeigt die Bezeichnung der Taste. Geben Sie den Namen, den Sie der Taste geben wollen, ins Eingabefeld ein. Die Tastenbezeichnung darf maximal 9 Zeichen lang sein.

Beschreibung

Beschreibt die Funktion der Taste. Diese Beschreibung erscheint links neben der Taste im Laufzeit-Fenster. Eine Beschreibung kann bis zu 256 Zeichen lang sein, es sind jedoch nur etwa 80 Zeichen sichtbar.

Grab Focus

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, ist das Laufzeit-Fenster aktiv (im Vordergrund), sobald der Prozess beginnt. Die Wahl dieser Funktion gehört zur Standard-Einstellung.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.