TestWare-SX Evénement opérateur

Le processus d'événement opérateur est un processus d'événement. Il peut être séquencé en série comme un processus de commande ou en parallèle comme n'importe quel autre processus.

Fonctionnement

L'information apparaissant dans cette fenêtre de dialogue est aussi affichée sur le panneau d'affichage du bâti de charge. Les trois boutons représentent trois événements opérateur séparés. Un essai peut posséder n'importe quel nombre d'événements opérateur, pas plus de trois événements opérateur n'étant actifs à un même moment.

Voici quelques unes des choses que vous avez la possibilité de faire à l'aide d'un processus d'événement opérateur :

pousser l'opérateur à faire quelque chose avant que l'essai ne commence

commander le commencement d'un processus d'acquisition de données

commander manuellement la fin d'un processus de commande

configurer manuellement un canal de sortie digitale

maintenir un essai indéfiniment

Un processus coup unique se termine au moment où vous pressez le bouton une fois. Cela a pour effet de rendre le bouton inactif (aspect grisé) et d'effacer la description. Une fois l'événement opérateur terminé, un autre événement opérateur peut réutiliser le bouton désactivé.

Si l'événement opérateur n'est pas configuré comme un processus coup unique, il va continuer jusqu'à ce qu'il rencontre un trigger de fin ou que l'étape s'achève.

Lorsque vous exécutez une procédure, un contrôle est fait afin de s'assurer qu'il n'y pas deux événements opérateur utilisant le même bouton en même temps. Le trigger de démarrage d'un processus ne peut pas commencer avant que le trigger de fin d'un autre processus n'ait été achevé complétement.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

La fenêtre Evénement opérateur - Définition permet de donner un nom au procesus et de séquencer le processus dans un registre d'essai.

La fenêtre Evénement opérateur - Paramètres définit les paramètres du processus.


Fenêtre Evénement opérateur - Définition

Cette fenêtre permet de donner un nom au procesus et spécifie comment le processus démarre et s'arrête. Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec le registre d'essai.

Libellé

donne un nom au processus. Tapez le nom que vous voulez donner au processus dans le champ d'entrée Libellé.

Démarrer Trigger

spécifie le commencement du processus. Appuyez sur l'icône de liste puis sélectionnez un trigger.

Fin Trigger

spécifie la fin du processus. Appuyez sur l'icône de liste puis sélectionnez un trigger.

Bouton ID

spécifie lequel des trois boutons est relié à ce processus.

Coup Unique

Si celui-ci est activé, le bouton peut être pressé une seule fois et le processus se termine. Autrement, on peux presser sur le bouton autant de fois que l'on veut mais le processus s'achève à la fin de l'étape.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.

Quand vous avez complété cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois sur le nom du processus dans la fenêtre Modifier un registre pour obtenir l'affichage de la fenêtre Evénement opérateur - Paramètres . Ceci vous permettra d'attribuer les paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Evénement opérateur - Paramètres
Fenêtre Evénement opérateur - Paramètres:

Avant de pouvoir accéder à cette fenêtre, vous devez créer un processus d'événement opérateur au sein d'un registre à l'aide dela fenêtre Evénement opérateur - Définition . Les informations de cette fenêtre sont enregsitrées avec la procédure d'essai.

Nom du bouton

donne un nom au bouton. Tapez le nom que vous voulez donner au bouton dans le champ d'entrée prévu pour cela. Un nom de bouton peut être composé d'au plus neuf lettres.

Description

décrit la fonction du bouton. La description apparaît dans la fenêtre de dialogue située à côté du bouton. Une description peut être faite d'au plus 256 caractères , bien que seuls 80 caractères soient directement visibles.

Premier Plan

La fenêtre Déroulement devient active (au premier plan) lorsque le processus commence. Ceci est sélectionné par défaut.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.