TestWare-SX Datenaufnahme

Ein Datenaufnahme-Prozess nimmt Daten aus einem oder mehreren (maximal 8) Eingangskanälen auf. Dieser Prozesstyp sollte parallel zu einem Sollwertprozess angeordnet sein. Datenaufnahme ist nur sinnvoll, wenn im Regelkanal etwas geschieht.

Funktionsweise

Ein Datenaufnahme-Prozess kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden. Die folgenden Attribute können kombiniert werden, um andere Prozesse auszulösen, Daten aufzunehmen, oder beides miteinander zu kombinieren.

Wählen Sie einen von vier Datenmodi, um die Art der Datenaufnahme zu definieren.

Wählen Sie einen von fünf Puffertypen, um die Art der Datenaufzeichnung zu definieren.

Der Prozess überwacht einen Referenzkanal entsprechend dem gewählten Datenaufnahme-Modus. Der Referenzkanal kann ein Aufnehmersignal oder die Zeit sein. Ein Aufnehmersignal kann Pegeländerungen oder obere/untere Spitzenwerte erkennen. Der Referenzkanal Zeit kann in vorgegebenen Intervallen Daten aus jedem beliebigen abhängigen Kanal aufnehmen.

Wenn der Referenzkanal die Datenaufnahmebedingung erkennt, werden aus dem Referenzkanal und und aus bis zu sieben abhängigen Kanälen Daten aufgenomen. Den einzelnen Datenkanälen können verschiedene Einheiten zugeordnet sein.

Daten werden solange aufgenommen, bis der Daten-Pufferspeicher voll ist. Durch Größe und Typ eines Puffers ist festgelegt, auf welche Weise die Daten aufgezeichnet werden und inwieweit die Datenaufnahme andere Prozesse beeinflußt.

Zusätzliche Informationen

Im Fenster Datenaufnahme - Vorlage wird:

Die Reihenfolge der Prozesse in einer Testvorlage festgelegt,

der Referenzkanal zugeordnet und werden die abhängigen Kanäle gewählt,

der aufzunehmende Datentyp gewählt,

der Puffertyp gewählt.

Im Fenster Datenaufnahme - Parameter Wählen Sie die für den Datentyp geeigneten Einheiten und ordnen die Puffergröße für den Referenzkanal zu. Außerdem wählen Sie die Einheiten für jeden der abhängigen Kanäle.

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zum Datenaufnahme-Prozess und zu den Formaten der Testdatei.


Fenster Datenaufnahme - Vorlage

In diesen Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wann der Prozess startet und stoppt, und wie er die Daten aufnimmt. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Bezeichnung

Benennt den Prozess. Geben Sie in diesem Eingabefeld den Namen ein, den Sie dem Prozess geben wollen.

Modus

Wählt einen der vier Datenaufnahme-Modi.

Im Modus obere/untere Spitzenwerte werden immer dann Daten aufgezeichnet, wenn das Signal des Referenzkanals einen oberen oder unteren Spitzenwert erreicht.

Der Modus untere/obere Spitzenwerte funktioniert auf die gleiche Weise wie der Modus obere/untere Spitzenwerte, mit dem Unterschied, daº zuerst nach einem unteren Spitzenwert gesucht wird. Im Modus Zeitgetaktet  werden Daten in festgelegten, gleichen Zeitintervallen aufgenommen. Der Referenzkanal heißt in diesem Fall Zeit.

Im Modus Pegelabhängig  werden Daten immer dann auf- genommen, wenn sich das Sig-nal des Referenz-Eingangskanals um einen besimmten, festgelegten Betrag ändert.

Referenzkanal

Legt den Eingangskanal fest, vom dem abhängt, wann Daten aufgenommen werden sollen. Wählen Sie einen Eingangskanal oder Zeit.

Puffertyp

Legt fest, auf welche Weise die Daten zwischengespeichert werden, bevor sie endgültig auf Festplatte abgelegt werden.

Start Auslöser

Legt den Beginn des Prozesses fest. Klicken Sie auf die Listen-Taste und wählen Sie einen Auslöser.

Ende Auslöser

Legt das Ende des Prozesses fest. Klicken Sie auf die Listen-Taste und wählen Sie einen Auslöser.

Abhängige Kanäle

Bestimmt zusätzliche Eingangskanäle für die Datenaufnahme. Markieren Sie jeden Eingangskanal den Sie als abhängigen Kanal zusätzlich wählen wollen. Es können bis zu sieben Eingangskanäle gewählt werden.

Puffertypen

Da jeder Puffertyp eine andere Characteristik hat, können Sie einen Datenaufnahme-Prozess so definieren, daß einfach ein anderer Datenaufnahme-Prozess ausgelöst wird, um Daten aufzunehmen.

Einfach

Daten werden so lange aufgenommen, bis der Puffer voll ist, danach stoppt der Prozess und die Daten werden auf Festplatte gesichert. Die Größe des Datenpuffers bestimmt, wieviele Daten aufgenommen werden.

Diese Option nimmt bestimmte Daten in einem Versuch auf und kann als Auslöser für andere Prozesse benutzt werden.

Kontinuierlich

In diesem Modus werden Daten kontinuierlich aufgenommen und automatisch auf Festplatte gesichert. Die Datenaufnahme wird fortgesetzt bis die Bedingung, die den Prozess ausgelöst hat, nicht mehr vorliegt oder der Prozess Schritt Beendet eintritt. Begrenzt wird die Anzahl der Datenpunkte nur durch die Speicherkapazität des Massenspeichers.

Kontinuierlich mit Auslöser

Dieser Puffertyp funktioniert genausoo wie der Puffertyp Kontinuierlich mit der Ausnahme, daß jedesmal, wenn der Puffer voll ist, ein Auslösesignal abgegeben wird. Sie legen die Größe des Puffers fest und bestimmen damit, wann dieses Auslösesignal abgegeben wird. Dieser Prozess endet am Ende eines Schrittes.

Diese Option können Sie dazu benutzen, andere Prozesse in regelmäßigen Intervallen während der Datenaufnahme zu starten.

Nur Auslöser

Dieser Puffertyp funktioniert genausoo wie der Puffertyp Kontinuierlich mit Auslöser mit der Ausnahme, daß keine Daten gesichert werden. Sie legen die Größe des Puffers fest und bestimmen damit, wann das Auslösesignal abgegeben wird. Dieser Prozess endet nur am Ende eines Schrittes.

Diese Option können Sie dazu benutzen, andere Prozesse in regelmäßigen Intervallen zu starten ohne Daten aufzunehmen.

Ringpuffer

Ein ringförmiger Puffer nimmt kontinuierlich Daten in den Puffer auf. Wenn der Puffer voll ist, werden die neuen Daten oben in den Puffer geladen und überschreiben die ältesten Daten. Dies wird solange fortgesetzt, bis der Ende-Auslöser auftritt oder das Schrittende erreicht ist. Der Pufferinhalt wird dann auf Festplatte gesichert.

Dieser Puffertyp ist sinnvoll, wenn nur die Daten kurz vor einem kritischen Ereignis (wie z.B. dem Probenbruch) interessant sind, und nicht die Daten des gesamtenten Versuchs.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Datenaufnahme - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuordnen.


Fenster Datenaufnahme - Parameter
Fenster Datenaufnahme - Parameter:

Sie müssen einen Datenaufnahme-Prozess im Fenster Datenaufnahme- Vorlage  eingerichtet haben, bevor Sie dieses Fenster benutzen können. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testprozedur gesichert.

Überschrift der Datei

Bezeichnet die Daten der Testdatei.

Empfindlichkeit, Pegelschritt, Zeitintervall

Legt fest, wie die Daten aufgenommen werden. Die Bezeichnung in diesem Feld hängt ab von dem Modus, den Sie im Fenster Datenaufnahme- Vorlage  gewählt haben.

Mit der eingegebenen Empfindlichkeit legen Sie fest, um welchen Betrag sich das Istwertsignal des Referenzkanals bei einer Signalumkehr ändern muß, damit die Signalumkehr als oberer bzw. unterer Spitzenwert erkannt wird. Der höchste oder niedrigste Wert wird (zusammen mit den Daten des abhängigen Kanals) gespeichert, bis das Istwertsignal des Referenzkanals sich um den Empfindlichkeitswert ändert - dann werden die spitzenwertabhängigen Daten aufgenommen.

Mit dem eingegebenen Pegelschritt legen Sie fest, um welchen Betrag sich das Signal des Referenzkanals zwischen zwei Datenaufnahmen verändert. Der Schrittpegel ist auf Null bezogen und nicht auf den Anfangswert des Prozesses.

Mit dem eingegebenen Zeitintervall legen Sie den zeitlichen Abstand zwischen den Datenaufnahmen fest.

Puffergröße

Legt fest, wieviele Datenelemente der Puffer speichern kann. Ein Datenelement repräsentiert einen Datenpunkt des Referenzkanals und jedes abhängigen Kanals.

Wähle Einheiten des Berichts

In diesem Bereich des Fensters legen Sie die Einheiten für jeden Referenz- und abhängigen Kanal fest.

Berichtseinheiten wählen

1	Markieren Sie in der linken Liste einen Kanal. Daraufhin werden rechts die zur Dimension dieses Kanals passenden Einheiten aufgelistet.

2	wählen Sie die Einheiten, die Sie den Daten dieses Kanals zuweisen wollen.

3	Wiederholen Sie dieses Verfahren für jeden Kanal.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.