TestWare-SX Acquisition de données

Un processus d'acquisition de données peut collecter des données d'un à huit canaux d'entrée. Ce type de processus devrait être séquencé parallèlement à un processus de commande. Des données significatives ne peuvent être collectées qu'à condition que le canal de pilotage fasse quelque chose.

Fonctionnement

Un processus d'acquisition de données peut être configuré de nombreuses manières différentes. Les attributs qui suivent peuvent être combinés principalement pour engendrer d'autres processus, pour collecter des données, ou pour une combinaison des deux.

Quatre modes de données permettent de définir la façon dont les données sont collectées.

Cinq types de mémoire intermédiaire permettent de définir la façon dont les données sont enregistrées.

Le processus surveille un canal maître en référence avec le mode de données choisi. Le canal maître peut être un signal capteur ou le temps. Un signal capteur peut détecter des changements de niveaux ou des pics/vallées. Le temps peut collecter des données à partir de n'importe quel canal esclave à intervalles fixés.

Lorsque le canal maître détecte les besoins du mode de données , ces dernières sont collectées à partir du canal maître et jusqu'à sept canaux esclaves. A chaque canal de données peuvent être attribuées des unités différentes.

Les données sont collectées jusqu'à ce que la mémoire intermédiaire soit pleine. La taille de la mémoire intermédiaire ainsi que son type déterminent la manière dont les données sont enregistrées et dans quelle mesure d'autres processus en sont affectés.

Informations supplémentaires

Dans la fenêtre Acquisition de données - Définition vous pouvez :

séquencer le processus dans un registre d'essai.

spécifier le canal maître et sélectionner les canaux esclaves.

sélectionner le type de données.

sélectionner le type de buffer.

Dans la fenêtre Acquisition de données - Paramètres vous sélectionnez les unités appropriées pour le type de données, attribuez la taille de buffer pour le canal maître et attribuez des unités à chaque canal esclave.

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous référer au chapitre 6 du Manueld'Application TestWare-SX.


Fenêtre Acquisition de données - Définition

Cette fenêtre permet de donner un nom au processus, spécifie quand il démarre et ou s'arrête, et de quelle manière il collecte les données. Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec le registre d'essai.

Libellé

donne un nom au processus. Tapez le nom que vous voulez donner au processus dans le champ d'entrée prévu à cet effet.

Mode

sélectionne l'un des quatre types de données qui doivent être collectées.

Le mode Pics/Vallées enregistre les données lorsque le signal du canal maître détecte un pic ou une vallée.

Le mode Vallées/Pics est identique au mode Pics/Vallées si ce n'est qu'il recherche d'abords une vallée avant un pic.

Le mode Temps enregistre les données à des intervalles de temps réguliers. Le temps devient le canal maître.

Le mode Niveaux  enregistre les données lorsque le signal du canal d'entrée change d'une valeur spécifique.

Canal Maître

spécifie le canal d'entrée qui détermine à quels moments les données sont enregistrées. Choisissez un canal d'entrée ou Temps.

Type de Buffer

spécifie comment les données sont momentanément stockées avant d'être enregistrées sur le disque.

Démarrer Trigger

spécifie le commencement du processus. Appuyez sur l'icône de liste et sélectionnez un trigger.

Fin Trigger

spécifie la fin du processus. Appuyez sur l'icône de liste et sélectionnez un trigger.

Canaux Esclaves

spécifie des canaux d'entrées supplémentaires pour l'acquisition de données. Surlignez chaque canal d'entrée que vous désirez utiliser comme canal esclave. Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept canaux.

Les types de Buffer

Parce que chaque type de buffer (mémoire intermédiaire) offre des caractéristiques différentes, vous pouvez définir un processus d'acquisition de données qui simplement engendre un autre processus d'acquisition pour collecter les données.

Simple

Les données sont enregistrées jusqu'à ce que la mémoire intermédiaire soit pleine; puis le processus s'arrête et les données sont enregistrées sur le disque. La taille de la mémoire intermédiaire détermine quelle quantité de données peut être collectée.

Cette sélection collecte des données spécifiques dans un essai et est utile pour engendrer d'autres processus.

Continu

Dans ce mode, les données sont enregistrées en continu et stockées automatiquement sur le disque. L'enregistrement continue jusqu'à l'apparition d'un trigger de fin ou d'un processus Etape effectuée. La capacité de stockage du disque représente la seule limite existante.

Continu avec mémoire trigger

Ce type de buffer fonctionne de la même manière que le stockage intermédiaire continu, sauf qu'il génère un trigger chaque fois que la mémoire intermédiaire est pleine. Vous spécifiez la taille du buffer afin de déterminer quand le trigger doit être généré. Ce processus se termine à la fin d'une étape.

Cette sélection est utile pour engendrer d'autres processus à intervalles réguliers lors de l'enregistrement de données.

Trigger seul

Ce type de buffer fonctionne de la même manière que le Stockage intermédiaire continu avec mémoire trigger si ce n'est que les données ne sont pas enregistrées. Vous spécifiez la taille du buffer afin de déterminer quant le trigger est généré. Ce processus ne se termine qu'à la fin d'une étape.

Cette sélection est utile pour engendrer d'autres processus à intervalles réguliers quand il n'y a pas d'enregistrement de données.

Circulaire

Une mémoire intermédiaire circulaire est remplie en continu tant que les données sont collectées. Quand elle est pleine, les données viendront écraser les plus anciennes au début du buffer. Cela continue jusqu'à l'apparition d'un trigger de fin ou jusqu'à ce que l'étape se termine et les données sont alors enregistrées sur le disque.

Ce type de buffer est utile lorsqu'il est important d'enregistrer les données précédant un événement crucial (tel la rupture de l'éprouvette), et que les données concernant l'ensemble de l'essai en entier ne sont pas nécessaires.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous référer au chapitre 6 du Manueld'Application TestWare-SX.

Cliquez deux fois sur Fonctionnement pour obtenir un aperçu général de ce processus.

Quand vous avez complété cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois sur le nom du processus dans la fenêtre Modifier un registre pour obtenir l'affichage de la fenêtre Acquisition de données - Paramètres . Ceci vous permettra d'attribuer les paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Acquisition de données - Paramètres

Avant de pouvoir utiliser cette fenêtre, vous devez établir un processus d'acquisition de données à l'aide de la fenêtre Acquisition de données - Définition . Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec la procédure d'essai.

Entête de données

permet de donner un libellé (nom) aux données dans le fichier de données.

Sensibilité, Incrément de niveau ou Incrément de temps

spécifie comment les données sont collectées dans La fenêtre Acquisition de données - Définition .

Une valeur de sensibilité  spécifie de quelle amplitude le signal de retour du canal maître doit varier pour qu'un pic ou une vallée soit détecté. La plus grande ou la plus petite valeur est mémorisée (avec la donnée provenant du canal esclave) jusqu'à ce que le signal maître de retour varie de la quantité égale à la valeur de sensibilité, puis les données des pics et vallées sont enregistrées.

Une valeur d'incrément de niveau spécifie de quelle quantité le signal du canal maître varie entre des acquisitions de données. L'incrément de niveau prend zéro comme valeur de référence et non pas la valeur initiale du processus.

Une valeur d'incrément de temps spécifie quelle est la durée s'écoulant entre les acquisitions de données.

Taille du Buffer

spécifie le nombre d'éléments de données que le buffer peut stocker. Un élément de données représente un échantillon de données provenant du canal maître et de chaque canal esclave.

Attribuer unités de rapport

Cette partie de la fenêtre spécifie les unités pour chaque canal maître et esclave.

Attribuer unités de rapport

1	Sélectionnez (en surlignant) un canal dans la colonne Canal. Cela a pour effet de faire afficher les unités appropriées pour la dimension du canal dans la colonne Unités.

2	Sélectionnez (en surlignant) les unités que vous souhaitez attribuer aux données du canal.

3	Répétez cette procédure pour chaque canal.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous référer au chapitre 6 du Manueld'Application TestWare-SX. Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperçu général de ce processus.