TestWare-SX Digitale Ausgänge

Dieser Prozesstyp produziert ein Ausgangssignal, mit dem externe Geräte angesteuert werden könen, und er sollte parallel zu einem Sollwert-Prozess angeordnet sein. Benutzen sie diesen Prozess, wenn Sie ein externes Gerät ansteuern wollen.

Vorbedingung

Geräte, die die digitalen Ausgänge überwachen, sollten an Buchse J55 auf der Reglerrückseite angeschlossen werden. Sie müssen wissen, auf welchen Signaltyp ihr externes Gerät anspricht.

Funktionsweise

Der Prozess Digitale Ausgänge kann bis zu acht externe Geräte während eines Versuchs überwachen. Der Prozess produziert bis zu acht Ausgangssignale, die an J55 an der Reglerrückseite anliegen. Alle Ausgangsignale, denen eine Aktion zugeordnet wurde, werden abgegeben, sobald der Prozess ausgeführt wird.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Im Fenster Digitale Ausgänge - Vorlage  benennen Sie den Prozess und weisen ihm seinen Platz in der Testvorlage zu.

Im Fenster Digitale Ausgänge - Parameter ordnen Sie jedem Ausgangskanal ein Aktions-Signal zu.


Fenster Digitale Ausgänge - Vorlage

In diesem Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wann der Prozess startet und endet. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Benutzung des Fensters

Dieses Fenster benutzen Sie, um einen Digitalen Ausgangs-Prozess in einem Schritt einer Testvorlage zu definieren.

1	Im Eingabefeld Bezeichnung benennen Sie den Prozess.

2	Wählen Sie einen Start-Auslöser, um dem Prozess seinen Platz in der Testvorlage zuzuweisen. Dieser Prozess sollte parallel zu Sollwertprozessen angeordnet sein.

3	Benutzen Sie den Standard-Auslöser <Nichts> als Ende- Auslöser. Dieser Prozess läuft so schnell ab, daß es unwahrscheinlich ist, daß ein anderer Prozess ihn stoppen kann.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Digitale Ausgänge - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuordnen.


Fenster Digitale Ausgänge - Parameter

Sie müssen im Fenster Digitale Ausgänge-Vorlage  in einer Testvorlage einen Prozess des Typs Digitale Ausgänge erzeugen, bevor Sie dieses Fenster öffnen können. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testprozedur gesichert.

Kanal

Buchse J55 auf der Rückseite des Digitalreglers stellt bis zu acht digitale Ausgänge bereit. Wenn sie einen digitalen Ausgang wählen, müssen Sie sich darüber im klaren sein, was für ein externes Gerät an diesen Kanal angeschlossen ist.

Aktionen

Wählen Sie für jeden Kanal eine der folgenden Aktionen:

Nichts Deaktiviert den Kanal.

Einstellen Schaltet den Kanal ein - es wird ein hochpegeliges Logiksignal ausgegeben (+24 Vdc).

Löschen Schaltet den Kanal ab - es wird ein Null- Logiksignal ausgegeben (0 Vdc).

Umschalten Schaltet auf den entgegengestzten Zustand um von High auf Low bzw. von Low auf High.

Impuls Kehrt den gegenwärtigen Status für die spezifizierte Dauer des Impulses um.

Impulsdauer

Legt die Zeitdauer einer Impuls-Aktion fest. Geben Sie ins linke Eingabefeld einen Wert ein. die Impulsdauer wird auf alle Kanäle angewendet, für die die Aktion Impuls bewählt wurde.

Benutzung des Fensters

Dieses Fenster benutzen sie, um die geforderten Signaleigenschaften von jedem der 8 digitalen Ausgänge, die an J55 an der Reglerrückseite anliegen, einzustellen. Der Prozess Digitale Ausgänge liefert 24 Volt- Signale. Bitte beachten sie folgendes:

Wählen sie eine Aktion, die für das an den betreffenden Kanal angeschlossene Gerät auch geeignet ist.

Falls die Aktion Impuls gewählt wurde, geben Sie eine Impulsdauer ein, die für das angeschlossene Gerät geeignet ist.

Die acht Kanäle können zu verschiedenen Zielen geführt werden.

Alle acht Ausgänge werden bei Beginn des Prozesses aktiviert.

Wenn der Prozess abgeschlossen ist, behalten die Ausgänge ihren letzten Status. Nur bei den Kanälen, für die die Aktion Impuls gewählt wurde, kehrt der Ausgang in seinen ursprünglichen Status zurück.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.