TestWare-SX Sortie digitale

Ce type de processus produit un signal de sortie permettant de piloter des appareils externes. Il devrait être séquencé parallèlement à un processus de commande. Utilisez ce processus lorsque vous voulez commander un appareil externe.

Condition préalable

L'équipement surveillant les signaux de sortie digitaux devrait être relié au connecteur arrière J55 Vous devez savoir quel type de signal activera l'appareil externe.

Fonctionnement

Le processus Sortie Digitale peut envoyer des signaux à huit appareils externes durant un essai. Le processus produit jusqu'à huit signaux de sortie par l'intermédiaire du connecteur J55 situé au dos de l'appareil. Tous les canaux de sortie qui ont une activité attribuée entrent en action lorsque le processus est exécuté.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

La fenêtre Sortie digitale - Définition permet de donner un nom au processus et de séquencer le processus dans un registre d'essai.

La fenêtre Sortie digitale - Paramètres établit les exigences de sortie pour chacune des 8 sorties digitales.


Fenêtre Sortie digitale - Définition

Cette fenêtre permet de donner un nom au processus et de spécifier quand il démarre et s'arrête. Les informations de cette fenêtre sont enregistrés avec le registre d'essai.

Utilisation de la fenêtre

Utilisez cette fenêtre afin de définir un processus de type Sortie digitale dans une étape d'un registre.

1	Tapez le nom que vous voulez donner au processus dans le champ d'entrée Libellé.

2	Sélectionnez un Démarrer Trigger pour spécifier le commencement du processus. Ce type de processus devrait être séquencé parallèlement à un processus de commande.

3	Utilisez le Fin Trigger. par défaut <aucun>. Ce processus se passe si rapidement qu'il n'est pas pratique d'utiliser un autre processus pour l'arrêter.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.

Quand vous avez complété cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois sur le nom du processus dans la fenêtre Modifier un registre pour obtenir l'affichage de la fenêtre Sortie digitale - Paramètres . Ceci vous permettra d'attribuer les paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Sortie digitale - Paramètres

Avant de pouvoir accéder à cette fenêtre, vous devez créer un processus de sortie digitale dans un registre à l'aide de la fenêtre Sortie digitale - Définition . Les informations de cette fenêtre sont sauvegardées avec la procédure d'essai.

Canal

Le connecteur J55 sur le contrôleur digital fournit jusqu'à 8 canaux de sortie digitale. Lorsque vous utilisez une sortie digitale, il est important que vous sachiez quels appareils digitaux sont connectés à ce canal.

Actions

Réglez chaque canal sur l'un des signaux suivants :

Aucun Désactive le canal.

Fixer Enclenche le canal - un signal logique haut (+24 Vdc).

Effacer Déclenche le canal - un signal logique bas (0 Vdc).

Basculer Inverse l'état actuel (de haut vers bas ou de bas vers haut).

Pulser Inverse l'état actuel pour la durée de la spécification de la largeur d'impulsion.

Largeur d'impulsion

spécifie la durée de l'action d'une impulsion. Entrez une valeur dans le champ d'entrée de gauche. La largeur de l'impulsion s'applique à tous les canaux avec l'action d'impulsion choisie.

Utilisation de la fenêtre

Utilisez cette fenêtre pour établir les exigences de sortie pour chacune des 8 sorties digitales du connecteur arrière J55. La sortie digitale fournit des signaux de 24 volts. Veuillez passer en revue les points suivants :

Sélectionnez une action qui soit appropriée pour l'appareil relié au canal.

Si une action d'impulsion est sélectionnée, entrez une largeur d'impulsion qui soit appropriée pour l'appareil.

Les 8 canaux peuvent être dirigés en sortie vers des destinations multiples.

Toutes les 8 sorties sont activées quand le processus commence.

Une fois le processus terminé, les sorties restent dans l'état attribué. Seule l'action d'impulsion remet la sortie dans son état d'origine.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX. Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.