TestWare-SX Überwachung digitaler Eingänge

Dieser Prozesstyp erzeugt ein Ereignis und sollte parallel zu einem Sollwert-Prozess angeordnet sein. Benutzen Sie diesen Prozess zum Auslösen anderer Prozesse, wenn von einem externen Gerät ein Signal abgegeben wird.

Vorbedingungen

Die Benutzung des Prozesses Überwachung digitaler Eingänge setzt folgendes voraus:

Korrekte Kabelverbindung zwischen externem Gerät und Buchse J54 auf der Reglerrückseite.

Die Brücken X1 - X8 auf dem Prozessor-Modul 490.50 müssen für jeden Eingangssignal-Typ konfiguriert sein.

Funktionsweise

Der Prozess Überwachung digitaler Eingänge überwacht bis zu 8 digitale Eingänge, die auf der der Reglerrückseite an J54 anliegen. Das Kabel kann mehrere Zielpunkte haben. Der Prozess endet, wenn ein entsprechendes Signal von einem der acht Eingangskanäle erkannt wird. Die Eingänge können für Relaiskontakte oder logische Signale konfiguriert werden.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Im Fenster Überwachung digitaler Eingänge - Vorlage benennen Sie den Prozess und weisen ihm seinen Platz in der Testvorlage zu.

Im Fenster Überwachung digitaler Eingänge - Parameter definieren Sie die Parameter des Prozesses.


Fenster Überwachung digitaler Eingänge - Vorlage

In diesem Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wann der Prozess beginnt und endet. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Benutzung des Fensters

In diesem Fenster weisen Sie einem Prozess, der Statussignale externer Geräte überwacht, seinen Platz in der Testvorlage zu.

1	Im Eingabefeld Bezeichnung benennen Sie den Prozess.

2	Wählen Sie einen Start Auslöser, um die Überwachung digitaler Eingänge zu starten. Dieser Prozess solte parallel zu einem Sollwert-Prozess angeordnet sein.

3	Wählen Sie einen Ende Auslöser, um den Prozess zu beenden.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Überwachung digitaler Eingänge - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuornen.


Fenster Überwachung digitaler Eingänge - Parameter

Sie müssen einen Prozess Überwachung digitaler Eingänge in einer Testvorlage mit Hilfe des Fensters Überwachung digitaler Eingänge - Vorlage erzeugen, bevor Sie das Parameter-Fenster öffnen können. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammmen mit der Testprozedur gesichert.

Dieses Fenster benutzen Sie, um die Überwachungsparameter für jeden der acht digitalen Eingänge einzustellen, die an J54 auf der Reglerrückseite anliegen.

Kanal

Sie müssen wissen, welches Gerät an welchen Kanal angeschlossen ist. Näheres zu den Kabelanschlüssen an Buchse J54 siehe Kapitel "Kabelverbindungen" im Installationshandbuch.

Sie müssen außerdem wissen, auf welche Weise das Eingangssignal jedes Kanals aktiv wird, damit Sie die Brücken des Prozessormoduls richtig konfigurieren können. Jeder Kanal der Überwachung digitaler Eingänge kann auf Überwachung eines Logiksignals oder mehrerer Relaiskontakte konfiguriert werden. Die Brücken X1 - X8 auf dem Prozessormodul 490.50 konfigurieren jeweils einen der acht Eingänge auf Logiksignale oder Relaiskotakte. Die einzelnen Brücken gehören jeweils zum digitalen Eingangskanal mit der gleichen Nummer. Näheres zur Konfiguration der Brücken siehe Kapitel "Hardware-Installation" im Installationshandbuch.

Nachdem die Hardware richtig konfiguriert ist, können Sie die entsprechende Übergangsoption für jeden Kanal wählen.

Übergangsoptionen

Jeder Kanal kann bei unterschiedlichen Signalübergängen aktiv werden. Sie sollten wissen, wodurch das externe Gerät aktiviert wird, um für den entsprechenden Kanal die richtige Übergangsoption zu wählen.

Low/High Übergang = Kontakt öffnet

High/Low Übergang = Kontakt schließt

Beliebiger Übergang = Kontakt öffnet oder schließt

Kanal Low = Kontakt ist geschlossen

Kanal High = Kontakt ist geöffnet

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.