TestWare-SX Détecteur d'entrée digitale

Ce type de processus produit un événement et devrait être séquencé parallèlement à un processus de commande. Utilisez ce processus pour engendrer d'autres processus lorsqu'un appareil externe délivre un signal.

Conditions préalables

L'utilisation d'un processus de détecteur d'entrée digitale requiert :

Le raccordement correct des câbles provenant des appareils externes vers le connecteur J54.

Les Jumpers X1 - X8 du Module Processeur modèle 490.50 doivent être configurés pour chaque type de signal d'entrée.

Fonctionnement

Un processus de détecteur d'entrée digitale surveille jusqu'à 8 entrées digitales par l'intermédiaire du connecteur J54 situé au dos de l'appareil. Le câble peut avoir plusieurs destinations. Le processus se termine lorsque le signal correct est détecté par l'un des huit canaux d'entrée.

Information supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

La fenêtre Détecteur d'entrée digitale - Définition permet de donner un nom au processus et d'attribuer la place du processus dans un registre d'essai.

La fenêtre Détecteur d'entrée digitale - Paramètres définit les paramètres du processus.


Fenêtre Détecteur d'entrée digitale - Définition

Cette fenêtre permet de donner un nom au processus et de spécifier quand le processus démarre et s'arrête. Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec le registre d'essai.

Utilisation de la fenêtre

Utilisez cette fenêtre pour incorporer un processus, dont le rôle est de surveiller les signaux d'états d'appareils externes, à l'emplacement souhaité dans un registre.

1	Tapez le nom que vous voulez donner au processus dans le champ d'entrée Libellé.

2	Sélectionnez un Démarrer Trigger pour spécifier le commencement du processus. Ce type de processus devrait être séquencé parallèlement à un processus de commande.

3	Sélectionnez un Fin Trigger pour arrêter le processus.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX. Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.

Quand vous avez complété cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois sur le nom du processus dans la fenêtre Modifier un registre pour obtenir l'affichage de la fenêtre Détecteur d'entrée digitale - Paramètres . Ceci vous permettra d'attribuer les paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Détecteur d'entrée digitale - Paramètres

Avant de pouvoir accéder à cette fenêtre, vous devez créer un processus de détecteur d'entrée digitale dans un registre à l'aide de la fenêtre Détecteur d'entrée digitale - Définition . Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec la procédure d'essai.

Utilisez cette fenêtre pour paramètrer le détecteur pour chacune des 8 entrées digitales du connecteur arrière J54.

Canal

Il est important que vous sachiez quel appareil est connecté à quel canal. Veuillez vous référer au chapitre Câblage dans le Manuel d'installation pour les connections au J54.

Vous devez aussi savoir comment chaque entrée de canal devient active de manière à ce que vous puissiez configurer correctement les jumpers du Module Processeur. Chaque canal du détecteur d'entrée digitale peut être configuré de manière à surveiller un signal logique ou des contacts relais. Les Jumpers X1 - X8 du Module Processeur modèle 490.50 configurent chacune des 8 entrées pour un signal de type logique ou contact. Chaque jumper correspond au canal d'entrée digitale possédant le même numéro. Veuillez vous référer au chapitre Installation du hardware dans le Manuel d'installation afin de régler les jumpers.

Une fois le hardware configuré correctement, vous pouvez sélectionner la direction options appropriée pour chaque canal.

Direction Options

Chaque canal peut devenir actif avec des transitions de signaux différents. Vous devriez savoir comment l'appareil externe devient actif pour être en mesure de fixer sa transition de canal.

Transition Low/High  = l'interrupteur s'ouvre

Transition High/Low  = l'interrupteur se ferme

L'une ou l'autre transition = l'interrupteur s'ouvre ou se ferme

Canal Low = l'interrupteur est fermé

Canal High = l'interrupteur est ouvert

Information supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX. Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.