TestWare-SX Zyklischer Sollwert

Ein Zyklischer Sollwert-Prozess erzeugt ein Sollwertsignal, das ein Servoventil oder einen Servomotor regelt. Dieser Prozess sollte in Reihe mit anderen Sollwert-Prozessen angeordnet sein.

Funktionsweise

Ein Zyklischer Sollwert-Prozess erzeugt ein Sollwertsignal, das ein Servoventil oder einen Servomotor regelt. Dieser Prozess sollte in Reihe mit anderen Sollwert-Prozessen angeordnet sein. Es können drei Kurvenform-Typen erzeugt werden.

Sinus

Rampe oder Dreieck

Rechteck

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Im Fenster Zyklischer Sollwert - Vorlage benennen Sie den Prozess und weisen ihm seinen Platz in der Testvorlage zu.

Im Fenster Zyklischer Sollwert - Parameter definieren Sie die Charakteristik der Kurvenform.


Fenster Zyklischer Sollwert - Vorlage

In diesem Fenster benennen Sie den Prozess und legen fest, wie der Prozess startet und stoppt. Die Informationen in diesem Fenster werden zusammen mit der Testvorlage gesichert.

Benutzung des Fensters

Dieses Fenster benutzen Sie, um dem zyklischen Sollwert-Prozess seinen Platz in der Testvorlage zuzuweisen.

1	Im Eingabefeld Bezeichnung benennen Sie den Prozess.

2	Wählen Sie einen a Start-Auslöser, um dem Prozess seinen Platz in der Testvorlage zuzuweisen. Dieser Prozess sollte in Reihe zu anderen Sollwertprozessen angeordnet sein.

3	Wählen Sie einen Ende Auslöser, um den Prozess zu beenden. Benutzen Sie den Standard-Auslöser <Nichts>, wenn Sie möchten, daß der Prozess ohne Unterbrechung bis zum Ende ausgeführt wird.

4	Wählen Sie einen Regelkanal für den Prozess.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Zyklischer Sollwert - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuornen.


Fenster Zyklischer Sollwert - Parameter

Sie müssen im Fenster Zyklischer Sollwert - Vorlage einen zyklischen Prozess erstellt haben, bevor Sie dieses Fenster benutzen können. Die Informationen in diesem Fenster werden zusamen mit der Testprozedur gesichert.

Kurvenform

Zeigt die drei Kurvenformen, aus denen Sie eine auswählen können.

Sinus

Rampe (Dreieck)

Rechteck

Amplituden-Kontrolle

Schaltet die Funktion Amplitudenkontrol-le ein. Diese Funktion stelt sicher, daß die programmierten Amplituden und Mittelwerte auch erreicht werden.

Ratentyp

Zeigt eine Liste der Ratentypen, aus denen Sie einen auswählen können, um damit den zyklischen Sollwertverlauf zu definieren. Mit dem Ratentyp legen Sie auch die Einheiten fest, die Sie bei der Definition des zyklischen Sollwertverlaufs benutzen wollen. Die angebotenen Ratentypen sind:

Frequenz

Zeit

Rate

Frequenz, Zeit, oder Rate

Legt den Wert des zyklischen Sollwerts fest. Was links neben dem Eingabefeld steht, hängt vom gewählten Ratentyp ab.

Wiederholungen

Sie können die Wiederholungen in Segmenten oder Zykeln angeben. Wenn Sie die Listen-Taste des rechten Eingabefeldes anklicken, sehen Sie die beiden Optionen Segment und Zyklus. Wählen Sie Segment oder Zyklus und geben Sie die gewünschte Anzahl von Wiederholungen ein.

Regelkanäle

Zeigt eine Liste der Regelkanäle, die Sie im Vorlage-Fenster gewählt haben.

Regelart

Wählt die Regelart für den zyklischen Sollwertprozess. Wenn Sie die Listen-Taste anklicken, sehen Sie die mit dem Reglerdefinitions-Programm definierten Regelarten.

Endwert

Legt die Amplitude des Zyklus (d.h. die Differenz zwischen Endwert 1 und Endwert 2) fest. Der zyklische Sollwert geht zuerst zu Endwert 1.

Phasenverschiebung

Legt fest, um welchen Betrag der zyklische Soll-wert des gewählten Regelkanals dem Signal eines anderen Regelkanals voraus- oder nacheilen soll. Klicken Sie die Listen-Taste des rechten Eingabe-feldes an, um die Einheiten der Phasenverschie-bung (Grad oder Radian) zu wählen. Geben Sie den Betrag der Phasenverschiebung im linken Eingabefeld ein. Ein positiver Wert bedeu-tet, Phasennacheilung gegenüber dem Referenzkanal und ein negativer Wert bedeutet Phasen-Vorauseilung gegenüber dem Referenzkanal .

Benutzung des Fensters

1	Wählen Sie einen Regelkanal

2	Bearbeiten Sie den Regelkanal-Teil des Fensters, um die für diesen Regelkanal spezifischen Parameter des zyklischen Sollwertes festzulegen.

Wählen sie eine Regelart, die Endwerte-Einheiten und die Phasen- Einheiten. Geben Sie zwei Endwerte und (falls mehr als ein Regelkanal aufgelistet ist) den Wert der Phasenverschiebung ein.

3	Der obere Teil des Fensters definiert die Zyklenparameter, die allen aufgelisteten Kanälen gemeinsam sind.

Wählen Sie eine Kurvenform, den Ratentyp, die Ratentyp-Einheiten und die Art der Wiederholungen. Geben Sie den Ratentyp und die Anzahl der Wiederholungen ein.

Amplitudenkontrolle

Der vom Meßwertaufnehmer gelieferte Istwert wird mit dem Versuchs-Sollwert verglichen, um Amplituden-Roll-Offs und Mittelwert- Abweichungen festzustellen. Unter Amplituden-Roll-Off versteht man die Tendenz, daß die vom Aufnehmer gemessenen Amplituden kleiner sind als die wirklich erreichten Amplituden. Dadurch kann auch eine Mittelwert-Abweichung enstehen.

Wenn die Funktion Amplitudekontrolle angekreuzt ist, wird das Servoventil-Stellsignal entsprechend nachgeregelt, so daß die programmierten Amplituden wirklich erreicht werden und der Mittelwert eingehalten wird.

Phasenverschiebung

Eine Phasenverschiebung können Sie eingeben, wenn der zyklische Sollwert in mehr als einen Regelkanal eingegeben wird. Ein Regelkanal sollte eine Phasenverschiebung von 0í haben; dieser gilt damit als Referenz für die Einstellung der Phasenverschiebung eines anderen Regelkanals.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.