TestWare-SX Commande de cycles

Un processus de commandes de cycles produit un signal de commande qui pilote une servovalve ou un servomoteur. Ce processus devrait être séquencé en série avec des processus de commande.

Fonctionnement

Une commande de cycles crée un signal périodique en assemblant deux segments simples et en les répétant de manière continue pour une quantité prédéfinie de cycles. Une commande de cycles est la combinaison de deux commandes monotones.

Sinusoòde

Rampe ou Triangle

Carré

Informations supplementaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

La fenêtre Commande de cycles - Définition permet de donner un nom au processus et d'attribuer la place du processus dans un registre d'essai.

La fenêtre Commande de cycles - Paramètres  définit les caractéristiques spécifiques du signal cyclique.


Fenêtre Commande de cycles - Définition

Cette fenêtre permet de donner un nom au processus et spécifie comment il démarre et se termine.

Utilisation de la fenêtre

Utilisez cette fenêtre pour séquencer le processus dans un registre d'essai.

1	Tapez le nom que vous voulez donner au processus dans le champ d'entrée Libellé.

2	Sélectionnez un Démarrer Trigger pour séquencer le processus dans un registre d'essai. Ce type de processus devrait être séquencé en séries avec des processus de commande.

3	Sélectionnez un Fin Trigger pour arrêter le processus. Si vous utilisez le trigger de fin par défaut <aucun> le processus achèvera complétement sa tâche à moins qu'un autre processus ne fasse apparaître le processus Etape effectuée de manière inattendue.

4	Sélectionnez le Canal de pilotage pour le processus.

Informations supplementaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.

Quand vous avez complété cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois sur le nom du processus dans la fenêtre Modifier un registre pour obtenir l'affichage de la fenêtre Commande de cycles - Paramètres . Ceci vous permettra d'attribuer les paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Commande de cycles - Paramètres

Avant de pouvoir utiliser cette fenêtre, vous devez établir un processus de cycles à l'aide de la fenêtre . Commande de cycles - Définition . Utilisez cette fenêtre pour définir les caractéristiques spécifiques du signal cyclique.

Forme du Segment

affiche les trois formes de segments que vous pouvez choisir.

Sinusoòde

Rampe ou Triangle

Carré

Pilotage Amplitude/ Moyenne

active la fonction de pilotage Amplitude et Moyenne. Cette fonction assure que les niveaux programmés de moyenne et des amplitudes sont établis

Type du Taux

affiche la liste des types d'expressions que vous pouvez sélectionner pour définir un cycle. Le type du taux vous permet de spécifier les unités que vous préférez pour définir un signal cyclique. Ces types d'expressions sont :

Fréquence

Temps

Taux

Fréquency, Temps, ou Taux

spécifie la valeur de la commande de cycles. Le libellé de ce champ d'entrée dépend du Type du Taux sélectionné.

Répétitions

Vous avez la possibilité d'effectuer des répétitions de segments ou de cycles. En appuyant sur l'icône de liste du champ d'entrée de droite, vous ferez apparaître les sélections de segments et de cycles. Choisissez un segment ou un cycle et entrez le nombre de répétitions que vous désirez.

Canaux de pilotage

affiche la liste des canaux de pilotage sélectionnés dans la fenêtre Définition.

Mode de pilotage

sélectionne le mode de pilotage pour la commande de cycles. En appuyant sur l'icône de liste, vous faites apparaître les modes de pilotage définis à l'aide du programme de définition du contrôleur.

Fin niveau

spécifie l'amplitude du cycle (la différence entre Fin niveau 1 et Fin niveau 2). La commande de cycles va d'abord à Fin niveau 1.

Décalage de Phase

spécifie de quelle quantité la commande de cycles du canal de pilotage choisi avance ou retarde sur un autre canal de pilotage. Appuyez sur l'icône de liste du champ d'entrée de droite pour sélectionner les unités de la phase (degrés ou radians). Entrez l'amplitude de la phase dans le champ d'entrée de gauche. Une valeur positive produit un retard par rapport au canal de pilotage de référence tandis qu'une valeur négative produit une avance.

Utilisation de la fenêtre

1	Sélectionnez un canal de pilotage.

2	Remplissez complètement la partie du canal de pilotage de la fenêtre afin de définir des paramètres de cycle uniques pour chaque canal de pilotage.

Sélectionnez un mode de pilotage, les unités de niveaux de fin et les unités de phase. Entrez les valeurs des deux niveaux de fin et celle de la phase (si plus d'un canal de pilotage est listé).

3	La partie supérieure de la fenêtre définit les paramètres de cycle qu'ont en commun chacun des canaux de pilotage listés.

électionnez la forme du segment, le type du taux ainsi que ses unités, et le type de répétitions. Entrez la valeur du type du taux ainsi que le nombre de répétitions.

Pilotage Amplitude/ Moyenne

Le signal de retour du capteur est comparé à la commande d'essai afin de détecter une sous-estimation d'amplitude et n'importe quelle variation de la moyenne. La sous-estimation d'amplitude tient au fait que les amplitudes mesurées au niveau des capteurs sont généralement inférieures aux amplitudes de consigne. Ceci peut aussi provoquer une variation de la moyenne.

Lorsque le pilotage Amplitude/Moyenne est activé, le signal de commande de la servovalve est ajusté jusqu'à ce que les amplitudes programmées soient atteintes et la moyenne maintenue.

Décalage de Phase

Le Décalage de Phase fonctionne lorsque la commande de cycles doit être appliquée à plus d'un canal de pilotage. Un canal de pilotage devrait posséder une phase de 0í ; cela fournit une référence pour la détermination de la phase d'un autre canal de pilotage.

Informations supplementaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous reporter à chapitre 6 du manuel d'Application TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperìu général de ce processus.