TestWare-SX Analogausgang

Der Prozess Analogausgang ist ein externer Steuerungs-Prozess, der eine Analogspannung an eine Ausgangsbuchse auf der Reglerrückseite abgibt. Dieser Prozess kann zur Ansteuerung eines externen Gerätes benutzt werden.

Vorbedingungen

Sie müssen im Reglerdefinitions-Programm einen Ausgangskanal für die Funktion Programmierbar konfigurieren.

Auf der Reglerrückseite sollte ein externes Gerät angeschlossen sein, das für die Funktion Programmierbar konfiguriert ist.

Sie müssen wissen, in welchem Bereich die in das externe Gerät eingegebene Spannung liegen darf.

Funktionsweise

Ein Analogausgangs-Prozess kann eine Ausgangsspannung für einen einzelnen Ausgangskanal einstellen.

Über das externe Gerät

Sie müssen über das externe Gerät, an das die analoge Ausgangsspannung abgegeben wird, einige Dinge wissen. Es wird an eine der BNC-Ausgangsbuchsen auf der Reglerrückseite angeschlossen. Bitte stellen sie fest:

In welchen Einheiten kann dieses Gerät anzeigen?

Wie hoch ist die minimale und maximale Eingangsspannung des Gerätes?

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Im Fenster Analogausgang - Vorlage  benennen Sie den Prozess und weisen ihm seinen Platz in der Testvorlage zu. Über das Vorlage-Fenster erreichen Sie auch das Fenster Kanaleinstellung.

Im Fenster Analogausgang - Kanaleinstellung skalieren Sie das 10 Volt-Ausgangssignal auf einen Bereich technischer Einheiten.

Im Fenster Analogausgang - Parameter legen Sie die Höhe des Ausgangssignals fest.


Fenster Analogausgang - Vorlage

Im Vorlage-Fenster des Prozesses Analogausgang legen Sie fest, wodurch der Prozess gestartet bzw. gestoppt wird, und sie skalieren die Ausgangsspannung. Die Information in diesem Fenster wird mit der Testvorlage gesichert.

Benutzung des Fensters

Dieses Fenster benutzen Sie, um einem Prozess seinen Platz in einer Testvorlage zuzuweisen und den Ausgangskanal einzustellen.

1	Im Eingabefeld Bezeichnung benennen Sie den Prozess.

2	Wählen Sie einen Start-Auslöser, um dem Prozess seinen Platz in der Testvorlage zuzuweisen. Dieser Prozess sollte parallel zu Sollwertprozessen angeordnet sein.

3	Benutzen Sie den Standard-Auslöser <Nichts> als Ende- Auslöser. Dieser Prozess läuft so schnell ab, daß es unwahrscheinlich ist, daß ein anderer Prozess ihn stoppen kann.

4	Wählen Sie einen Ausgangskanal. Dieser Kanal repräsentiert die Buchse auf der Reglerrückseite, an die das externe Gerät angeschlossen ist.

5	Klicken sie auf Kanaleinstellung , um das Ausgangssignal zu skalieren.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.

Wenn Sie die Bearbeitung dieses Fensters abgeschlossen haben, können Sie im Fenster Vorlage ändern den Namen dieses Prozesses doppelt anklicken, um das Fenster Analogausgang - Parameter zu öffnen und der Standardprozedur Parameter zuzuornen.


Fenster Analogausgang - Parameter

Sie müssen zuerst einen Analogausgangs-Prozess im Fenster Analogausgang - Vorlage definiert haben und das Ausgangssignal im Fenster Kanaleinstellung skaliert haben, bevor Sie dieses Fenster benutzen können. Die Information in diesem Fenster wird zusammen mit der Testprozedur gesichert.

Benutzung des Fensters

In diesem Fenster legen Sie den Spannungspegel des Analogausgangs- Prozesses fest.

Wählen Sie mit der Listen-Taste die Einheiten für den Analogausgang.

Geben sie den Wert des Ausgangspegels im Eingabefeld ein.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.


Fenster Analogausgang - Kanaleinstellung

Die Standardeinstellungen für dieses Fenster geben als Einheit Volt und als Bereich (min/max) ±10 Volt vor. Die Informationen in diesem Fenster werden mit der Testvorlage gesichert.

Dieses Fenster benutzen Sie, um die Ausgangsspannung zu skalieren und die Einheiten für einen Analogausgangs-Prozess zu wählen.

Hinweis

Sie müssen die Kenndaten des angeschlossenen externen Gerätes kennen, wenn Sie Einstellungen in diesem Fenster vornehmen.

Benutzung des Fensters

In diesem Fenster werden Anzeigeeinheiten zugeordnet und es wird ein Bereich festgelegt. Diese Einstellungen werden im Fenster Analogausgang - Parameter benutzt (in dem Sie die Höhe der Ausgangsspannung festlegen).

1	Wählen Sie mit der Listen-Taste die für den Kanal geltende Dimension. Mit der Dimension legen Sie fest, welche Einheiten für den Analogausgang zur Verfügung stehen. Wählen Sie eine Dimension, die von dem angeschlossenen Gerät gemessen werden kann.

2	Wählen Sie die Einheiten für den Minimal- und den Maximalwert.

3	Geben Sie einen Minimalwert und eine Mindestspannung in Volt ein. Damit definieren Sie die kleinste mÜgliche Anzeige ffr diesen Ausgang.

4	Geben Sie einen Maximalwert und eine Maximalspannung in Volt ein. Damit definieren Sie die größte mÜgliche Anzeige ffr diesen Ausgang.

Beispiel

Angenommen, Sie möchten einen Sollwert an einen Temperaturregler abgeben, der ein 0 bis 5 Volt-Signal akzeptiert, das einem Temperatur- Sollwert von 0 bis 1100° C entspricht.

Wählen Sie Temperatur als Dimension und Grad Celsius als Einheiten.

Stellen Sie den Minimalwert auf 0° C und 1 Volt ein. Stellen Sie den Maximalwert auf 1100° C und 10 Volt ein. Damit skalieren Sie das Ausgangssignal so, daß 1 Volt = 0° C und 10 Volt = 1100° C entsprechen.

Sie können im Fenster Analogausgang Parameter jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 1100° C bzw. zwischen 1 und 10 Volt spezifizieren.

Zusätzliche Informationen

Kapitel 6 des TestWare-SX-Handbuchs enthält weitere Informationen zu diesem Prozess.

Mit einem Doppelklick auf Funktionsweise erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Prozesses.