TestWare-SX Sortie analogique

Le processus Sortie Analogique fournit une tension électrique (un voltage) analogique par l'intermédiaire du connecteur de sortie lecture situé au dos de l'appareil. Ce processus peut être utilisé comme une commande éloignée du point de consigne pour un appareil externe.

Conditions préalables

Vous devez configurer un canal de sortie en fonction programmable à l'aide du programme Définition du contrôleur.

Vous devez avoir un appareil externe relié au connecteur situé au dos de l'appareil et qui soit configuré en fonction programmable.

Il est également important que vous sachiez quelle marge de voltage peut être appliquée en entrée à l'appareil externe.

Fonctionnement

Un processus de sortie analogique permet de fixer un voltage en sortie pour un seul canal de sortie. Ce processus se passe très rapidement. Lorsque le processus démarre, la sortie s'adapte au niveau de tension électrique spécifié et termine le processus. Lorsque le processus s'arrête, la tension de sortie reste à un niveau donné. Créez un autre processus afin de modifier la tension électrique de sortie.

Concernant l'appareil externe

Il est important que vous ayez quelques informations au sujet de l'appareil externe auquel est appliquée la tension électrique de sortie analogique. Cet appareil externe devrait être relié à l'un des connecteurs Sortie Lecture situé au dos de l'appareil. Ce sont des connecteurs BNC. Veuillez préciser les choses suivantes :

Quelles unités sont appropriées pour cet appareil?

Quelles tensions électriques minimum et maximum l'appareil supporte-t-il en entrée?

Information supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous référer au chapitre 6 du Manueld'Application TestWare-SX.

The Sortie analogique - Définition Utilisez cette fenêtre afin d'attribuer la place d'un processus dans un registre d'essai et de configurer le canal de sortie. Cette fenêtre donne accès à la fenêtre Configuration de canal.

La fenêtre Sortie analogique - Configuration de canal  échelonne la tension de sortie choisit les unités pour un processus de sortie analogique.

La fenêtre Sortie analogique - Paramètres fixe le niveau de tension du processus de sortie analogique.


Fenêtre Sortie analogique - Définition

La fenêtre Sortie analogique - Définition définit ce qui fait démarrer et s'arrêter le processus et gradue la tension électrique de sortie. Les informations cette fenêtre sont enregistrées avec le registre d'essai.

Utilisation de la fenêtre

Utilisez cette fenêtre afin d'attribuer la place d'un processus dans un registre d'essai et de configurer le canal de sortie.

1	Tapez le nom que vous voulez donner au processus dans le champ d'entrée Libellé.

2	Sélectionnez un Démarrer Trigger pour séquencer le processus dans un registre d'essai. Ce type de processus devrait être séquencé parallèlement à un processus de commande.

3	Utilisez le Fin Trigger. par défaut <aucun>. Ce processus se passe si rapidement qu'il n'est pas pratique d'utiliser un autre processus pour l'arrêter.

4	Sélectionnez un Canal de sortie. Le canal de sortie correspond à l'un des connecteurs Sortie Lecture situé au dos du contrôleur.

5	Appuyez sur Configuration de canal  pour échelonner la tension électrique de sortie.

Information supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous référer au chapitre 6 du ManueldApplication TestWare-SX.

Cliquez deux fois sur Fonctionnement pour obtenir un aperçu général de ce processus.

Quand vous avez complété cette fenêtre, vous pouvez cliquez deux fois sur le nom du processus dans la fenêtre Modifier un registre pour obtenir l'affichage de la fenêtre Sortie analogique - Paramètres  . Ceci vous permettra d'attribuer les paramètres à la procédure par défaut.


Fenêtre Sortie analogique - Paramètres

Vous devez établir un processus analogique à l'aide de la fenêtre Sortie analogique - Définition  et graduer la sortie à l'aide de la fenêtre Configuration de canal  avant de pouvoir utiliser cette fenêtre-ci. Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec la procédure d'essai.

Utilisation de la fenêtre

Utilisez cette fenêtre afin de fixer le niveau de tension du processus de sortie analogique.

Utilisez l'icône de liste afin de choisir les unités pour le niveau de sortie.

Entrez la valeur pour le niveau de sortie dans le champ d'entrée prévu à cet effet.

Information supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous référer au chapitre 6 du ManueldApplication TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperçu général de ce processus.


Fenêtre Sortie analogique - Configuration de canal

Les réglages par défaut pour cette fenêtre sont réglés en Volts dans une marge (min/max) de ±10 Volts. Les informations de cette fenêtre sont enregistrées avec le registre d'essai.

Utilisez cette fenêtre afin d'échelonner la tension de sortie et de choisir les unités pour un processus de sortie analogique.

Il est important que vous connaissiez les caractéristiques de l'appareil externe pour pouvoir utiliser cette fenêtre.

Utilisation de la fenêtre

La fenêtre Configuration de canal attribue une dimension et définit une marge de valeurs qui est utilisée avec la fenêtre Sortie analogique - Paramètres  (grâce à laquelle vous pouvez fixer la valeur de sortie).

1	Utilisez l'icône de liste afin de sélectionner le type de dimensionpour le canal. Le type de dimension détermine le genre d'unités disponibles pour les valeurs de la Sortie analogique. Choisissez une dimension qui soit appropriée à l'appreil recevant la tension de sortie.

2	Selectionnez une unité pour les valeurs minimum et maximum.

3	Entrez une valeur minimum et un voltage minimum. Cela définit le réglage disponible le plus bas pour la sortie.

4	Entrez une valeur maximum et un voltage minimum. Cela définit le réglage disponible le plus élevé pour la sortie.

Par exemple

supposons que vous vouliez fournir en sortie un point de consigne éloigné à un contrôleur de température. Nous supposons également que l'appareil accepte des signaux de 0 à 5 Volts représentant 0 à 1100°C.

Sélectionnez degrés comme dimension et Celsius pour les unités.

Fixez la valeur maximum à 1100° C et 10 volts , la valeur minimum à 0° C et 1 volt, afin d'échelonner la sortie de telle manière à ce que 1 volt = 0° C et 10 volts = 1100° C.

Vous pouvez spécifier n'importe quelle valeur entre 0° C et 1100° C ou entre 1 volt et 10 volts à l'aide de la fenêtre Sortie analogique - Paramètres.

Information supplémentaires

Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez vous référer au chapitre 6 du ManueldApplication TestWare-SX.

Cliquez deux foix sur Fonctionnement pour obtenir un aperçu général de ce processus.