TestStar Funktionsgenerator

Den Funktionsgenerator benutzen Sie dazu, eine Kurvenform zu erzeugen, die als Sollwert im Servoregelkreis verwendet wird.

Definiere 	Mit den Optionen dieses Menüs definieren Sie den Sollwert , stellen den Zähler  ein und definieren die Parameter für die Zurück -Rampe des Arbeitzylinders.

Stop	Beendet den Versuch und fährt den Sollwert auf den Mittelwert zurück.

Halt	Hält den Sollwertverlauf an, bis erneut Start, Stop, oder Zurück angeklickt wird.

Start	Startet den zuvor definierten Sollwert.

Zurück	Fährt den Sollwert in Form einer Rampe, die Sie im Fenster Menü Zurück Auswahl  definieren, vom aktuellen auf einen von Ihnen festgelegten Endwert zurück, meistens ist dies die Startposition des Arbeitszylinders.

Mittelwert	Hier stellen Sie den Mittelwert des Sollwertes ein, falls dieser von Null abweicht. Wenn Sie die Taste Mittelwert anklicken, erscheint das Fenster Wertebereich einstellen , in dem Sie Maximal- und Minimalwert des Mittelwert-Schiebereglers einstellen.

Amplitude	Hier stellen Sie die Amplitude (Spitze/Spitze) des Sollwertsignals ein. Wenn Sie die Taste Amplitude anklicken, erscheint das Fenster Wertebereich einstellen , in dem Sie den Maximalwert des Amplituden-Schiebereglers einstellen.

Frequenz	Hier stellen Sie die Frequenz des Sollwertsignals ein. Wenn Sie die Taste Frequenz anklicken, erscheint das Fenster Wertebereich einstellen , in dem Sie den Maximalwert des Frequenz-Schiebereglers einstellen.

Amplituden Kontrolle 	Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, ist die Funktion Amplitudenkontrolle aktiv. Diese Funktion stellt sicher, dass die programmierten Amplituden- und Mittelwertpegel erreicht werden.

Definition	In diesem Bereich sehen Sie die aktuellen Sollwertparameter. Die Sollwertparameter definieren Sie im Fenster Sollwert Menü Auswahl .

Status	Zeigt den Status des Zählers und des Versuchs.

Benutzung des Fensters

1	Wählen Sie im Definiere-Menü die Option Sollwert.

2	Bearbeiten Sie das Fenster Sollwert Menü Auswahl, um das Sollwertsignal des Servoregelkreises zu definieren. Die Sollwert-Defintion wird im Fenster Funktionsgenerator angezeigt.

3	Wählen Sie im Definiere-Menü die Option Zähler.

4	Schalten Sie Zählervorgabe ein. Geben Sie eine Zählvorgabe ein, um das Sollwertsignal nach einer vorgegebenen Anzahl von Zyklen zu stoppen. Schalten Sie Zählervorgabe aus, wenn der Sollwert nicht gestoppt werden soll.

5	Wählen Sie im Definiere-Menü die Option Zurück

6	Bearbeiten Sie das Fenster Zurück Menü Auswahl, um die Rückkehr-Rampe zu definieren. Diese lässt die Kolbenstange auf einen von Ihnen definierten Endwert (normalerweise die Startposition) zurückkehren.

7	Stellen Sie den Mittellwert des Sollwertsignals ein.

8	Stellen Sie die Amplitude des Sollwertsignals ein.

9	Stellen Sie die Frequenz des Sollwertsignals ein.

10	Klicken Sie auf Start, um das Sollwertsignal zu starten. Während des Versuchs können Sie auf Halt klicken, um den Versuch auf dem momentanen Pegel zu konstant zu halten. Um den Versuch fortzuführen, klicken Sie wieder auf Start.

11	Klicken Sie auf Stop, um das Sollwertsignal neu zu definieren und das neue Sollwertsignal zu starten.

12	Klicken sie auf Zurück, um die Kolbenstange in ihre Ausgangsposition zurückzufahren.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen zu diesem Fenster finden Sie in Kapitel 6 des Referenzhandbuchs. Ein genaues Verfahren zur Benutzung dieses Fensters finden Sie in den Kapiteln 4 und 6 des Benutzerhandbuchs.


Definiere-Menü

Das Definiere-Menü des Funktionsgenerators enthält 3 Optionen, um eine Kurvenform zu definieren.

Wählen Sie Sollwert , um die grundsätzliche Kurvenform zu erstellen.

Wählen Sie Zähler , um die Zählervorgaben einzustellen.

Wählen Sie Zurück , um die Zurück-Rampe einzustellen.


Sollwert

Im Fenster Sollwert Menü Auswahl definieren Sie die Sollwert-Kurvenform für den Servoregelkreis.

Regelkanal	Spezifiziert den Regelkanal. Anklicken der Listen-Taste zeigt die wählbaren Regelkanäle. Für ein Einkanalsystem gibt es nur eine Wahlmöglichkeit (üblicherweise als Axial bezeichnet).

Regelart	Spezifiziert die Regelart des Servoregelkreises. Anklicken der Listen-Taste lässt die im Reglerdefinitions-Programm definierten Regelarten erscheinen.

Einheiten	Wählen sie die Einheiten, die Sie für die Anfangs-Rampenrate, den Mittelwert und die Amplitude benutzen wollen.

Anfangs-Rampenrate	Spezifiziert die Rampenrate, die bei Beginn des Versuchs von der Startposition der Kolbenstange bis zum Erreichen des Mittelwertes gilt. Die Startposition der Kolbenstange ist üblicherweise die Nullreferenz des Sollwert-Signals.

Kurvenform	Spezifiziert die Art der Kurvenform. Nach Anklicken der Listen-Taste erscheinen folgende Kurvenformen:

Ausrichtung	Bestimmt, ob die Kurve positiv oder negativ beginnt. Wenn Sie Invers gewählt haben, beginnt der Sollwert in negativer Richtung

Funktionsweise

Wenn Sie Sollwert, Zählervorgaben und Rückkehrrampe definiert haben und dann Start anklicken, geschieht folgendes:

Die Anfangsrampe wird ausgeführt, bis der Mittelwert erreicht ist.

Die gewählte Ausrichtung gilt für die Kurvenform ab dem Mittelwert bis zum Endwert der Amplitude.

Der Sollwert schwingt mit der eingestellten Amplitude und Frequenz und gemäss den Zählervorgaben (Ein Zyklus wird vom Endwert zum nächsten Endwert desselben Pegels gezählt.)

Wenn Sie Zurück anklicken, wird der Sollwert rampenförmig zu der von Ihnen definierten Zurück-Position gefahren.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen zu diesem Fenster finden Sie in Kapitel 6 des Referenzhandbuchs. Das genaue Verfahren zur Benutzung dieses Fensters finden Sie in den Kapiteln 4 und 6 des Benutzerhandbuchs.


Zähler

Im Fenster Zähler Menü Auswahl stellen Sie den Zähler entweder auf kontinuierliche Zyklenzählung oder auf Beendigung des Vesuch bei Erreichen einer vorgegebenen Zyklenzahl ein.

Zählervorgabe 	Wenn Sie die Funktion Zählervorgabe Aus wählen, hat der Zyklenzähler keinen Einfluss auf den Versuch. Wenn Sie die Funktion Zählervorgabe Ein wählen, führt der Zähler die vorgegebene Zyklenzahl aus. Wenn Sie als Zählervorgabe 0 eingeben, wird ein haber Zyklus ausgeführt (ein einzelnes Segment).

Zählerstand	Zeigt den aktuellen Zählerstand an. Geben Sie in dieses Feld 0 ein, wenn Sie den aktuellen Zählerstand löschen wollen. Benutzen Sie die Zählervorgabe, wenn Sie den Versuch von Zeit zu Zeit stoppen möchten.

Gesamt Zähler	Zeigt den akkumulierten Zählerstand seit der letzten Löschung an. Geben Sie in dieses Feld 0 ein, wenn Sie den akkumulierten Zählerstand löschen wollen.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen zu diesem Fenster finden Sie in Kapitel 6 des Referenzhandbuchs.


Zurück-Rampe

Im Fenster Zurück Menü Auswahl definieren Sie die Regelart und den Endpegel der Rampe, die der Funktionsgenerator ausführt, wenn Sie die Taste Zurück anklicken. Die Zurück-Option wird typischerweise dazu benutzt, die Kolbenstange des Arbeitszylinders nach Beendigung des Versuchs in ihre Startposition zurückzufahren (normalerweise die Null-Referenz).

Für die Zurück-Rampe wird keine Rampenrate, sondern stattdessen eine Zeit definiert, die die Rampe zur Ausführung braucht.

Regelart	Legt die Regelart fest, in der die Zurück-Rampe gefahren wird. Wenn sie die Listen- Taste anklicken, sehen Sie die Regelarten, die Sie im Reglerdefinitions-Programm definiert haben.

Endwert	Legt den Endwert fest, den der Servoregelkreis erreicht, wenn Sie die Zurück-Taste anklicken. Im Listenfeld neben dem Endwert wählen Sie die zugehörigen Einheiten.

Zeit	Legt die Zeit (in Sekunden) fest, die die Zurück-Rampe zur Ausführung braucht.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen zu diesem Fenster finden Sie in Kapitel 6 des Referenzhandbuchs.


Wertebereich einstellen

Durch entsprechende Einstellung des Wertebereichs stellen Sie sicher, dass Sie den Schieberegler nicht auf Werte ausserhalb der Systemgrenzen einstellen. Ausserdem verbessern Sie durh eine Verringerung des Wertebereichs die Auflösung.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen zu diesem Fenster finden Sie in Kapitel 6 des Referenzhandbuchs.