Générateur de Fonction TestStar

Utilisez la fenêtre Générateur de Fonction pour générer un signal employé comme programme dans la boucle d'asservissement.

Définir 	Les options de ce menu vous permettent de définir la commande , de régler le nombre de cycles  et de définir les paramètres pour la rampe de retour  du vérin à sa position initiale.

Arrêt	Arrête l'essai et ramène le programme de commande à la moyenne.

Maintien	Suspend la commande jusqu'à ce que l'on clique de nouveau sur Marche, Arrêt ou Retour.

Marche	Lance la commande préalablement définie.

Retour	Ramène le programme de commande que vous devez définir dans la fenêtre Option Menu Retour , de la valeur actuelle à une valeur finale que vous avez spécifiée - en général, il s'agit de la position de départ du vérin.

Moyenne	Vous pouvez régler ici la moyenne de la commande si celle-ci diverge du zéro. Quand vous cliquez sur la touche Moyenne, la fenêtre Réglage Gamme de Défilement apparaît, vous permettant de régler la valeur maximum et minimum de la touche.

Amplitude	Réglez ici l'amplitude (crête à crête) du signal de commande. Quand vous cliquez sur la touche Amplitude, la fenêtre Réglage Gamme de Défilement apparaît, vous permettant de régler la valeur maximum de la touche.

Fréquence	Réglez ici la fréquence du signal de commande. Quand vous cliquez sur la touche Fréquence, la fenêtre Réglage Gamme de Défilement  apparaît, vous permettant de régler la valeur maximum de la touche.

Contrôle d'Amplitude 	Quand cette case est cochée, la fonction Contrôle d'Amplitude est activée. Cette fonction permet que les amplitudes et moyennes programmées soient atteintes.

Définition	Indique les paramètres actuels de la commande. Vous pouvez définir ces paramètres dans la fenêtre Option Menu Commande .

Etat en Cours	Indique l'état du compteur et de l'essai.

Utilisation de la Fenêtre

1	Sélectionnez l'option Commande du menu Définir.

2	Entrez dans la fenêtre Option Menu Commande les valeurs pour le signal de commande de la boucle d'asservissement. La définition de la commande est affichée dans la fenêtre Générateur de Fonction.

3	Sélectionnez l'option Comptage du menu Définir.

4	Activez Nombre de Cycles. Entrez le nombre de cycles après lequel le signal de commande s'arrêtera. Désactivez Nombre de Cycles si la commande ne doit pas être interrompue.

5	Sélectionnez l'option Retour du menu Définir.

6	Entrez dans la fenêtre Option Menu Commande les valeurs pour définir la rampe de retour. Le rôle de cette dernière est, généralement, de ramener la tige du vérin à sa position de départ.

7	Réglez la moyenne du signal de commande.

8	Réglez l'amplitude du signal de commande.

9	Réglez la fréquence du signal de commande.

10	Cliquez sur Marche pour lancer le signal de commande. Au cours de l'essai, vous pouvez cliquer sur Maintien pour maintenir l'essai au niveau momentané. Pour poursuivre l'essai, appuyez de nouveau sur Marche.

11	Cliquez sur Arrêt pour définir et lancer un nouveau signal de commande.

12	Cliquez sur Retour pour ramener la tige du vérin dans sa position de départ.

Informations Complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires sur cette fenêtre au chapitre 6 du manuel de référence. La procédure d'utilisation de cette fenêtre est décrite aux chapitres 4 et 6 du manuel de l'utilisateur.


menu Définir

Le menu Définir du générateur de fonction contient 3 options permettant de définir un signal.

Sélectionnez Commande  pour définir le signal de base de la commande.

Sélectionnez Comptage  pour définir le nombre de cycles. Sélectionnez Retour  pour régler la rampe de retour.


Commande

La fenêtre Option Menu Commande vous permettant de définir le signal de commande de la boucle d'asservissement.

Canal Pilotage	Spécifie le canal d'asservissement. Quand on clique sur l'icône de liste, la liste des canaux d'asservissement apparaît. Dans le cas d'un système à un canal, il existe un seul choix (généralement appelé Axial).

Mode Pilotage	Spécifie le mode de pilotage du signal de commande de la boucle d'asservissement. Quand on clique sur l'icône de liste, la liste des modes de pilotage définis avec le programme Définition Contrôleur apparaît.

Unités	Sélectionnez les unités souhaitées pour l'affichage de la pente de la rampe initiale, de la moyenne et de l'amplitude.

Pente Rampe Initiale	Spécifie la pente de la rampe initiale qui est appliqué au début de l'essai à la position de départ jusqu'à ce que la valeur moyenne soit atteinte. La position de départ est généralement le zéro de référence du signal de commande.

Signal	Spécifie la forme du signal. Quand on clique sur l'icône de liste, on obtient les formes suivantes :

Sens du Signal	Spécifie si le commencement de la courbe sera positif ou négatif. Si vous sélectionnez Inverse , la commande commence dans le sens négatif.

Fonctionnement

Quand le programme de commande, le nombre de cycles et la rampe de retour ont été définis et que l'on clique sur Marche, on obtient le résultat suivant :

la rampe initiale est exécutée jusqu'à ce que la moyenne soit atteinte;

le sens sélectionné du signal est appliqué à partir de la moyenne jusqu'à la valeur finale de l'amplitude;

le signal de commande oscille avec l'amplitude et la fréquence réglées, conformément au nombre de cycles fixé (un cycle se définit d'une valeur finale à la valeur finale suivante du même niveau).

Quand vous cliquez sur Retour, le signal de commande formant une rampe se déplace jusqu'à la position de retour que vous avez spécifiée.

Informations Complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires sur cette fenêtre au chapitre 6 du manuel de référence. Vous trouverez la procédure d'utilisation de cette fenêtre aux chapitres 4 et 6 du manuel de l'utilisateur.


Comptage

La fenêtre Option Menu Comptage vous permet de régler le compteur pour effectuer un comptage continu ou bien pour terminer l'essai quand un nombre de cycles spécifié a été atteint.

Nombre de Cycles 	Si vous désactivez la fonction Nombre de Cycles, le compteur n'a plus aucune influence sur l'essai. Si vous activez la fonction Nombre de Cycles et réglez le compteur sur 0, seul un demi-cycle sera accompli (un segment simple).

Cycles Actuels	Indique les cycles actuels. Si vous souhaitez effacer le compteur, entrez un 0 dans ce champ. Utilisez Cycles Actuels pour arrêter périodiquement l'essai.

Cycles Totaux	Indique le nombre total de cycles depuis le dernier effacement. Si vous souhaitez effacer le compteur, entrez un 0 dans ce champ.

Informations Complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires sur cette fenêtre au chapitre 6 du manuel de référence.


Rampe de Retour

La fenêtre Option Menu Retour vous permet de définir le mode de pilotage et le niveau final de la rampe que le générateur de fonction accomplit quand vous cliquez sur la touche Retour. L'option Retour est généralement utilisée pour ramener la tige de piston du vérin à sa position de départ (en principe, le zéro de référence) à la fin de l'essai.

La rampe de retour ne nécessite pas de pente mais un temps.

Mode Pilotage	Spécifie le mode de pilotage avec lequel la rampe de retour sera effectuée. Quand vous cliquez sur l'icône de liste, la liste des modes de réglage que vous avez définis dans le programme Définition Contrôleur apparaît.

Niveau final	Spécifie le niveau final que la boucle d'asservissement atteint quand vous cliquez sur la touche Retour. Sélectionnez les unités correspondantes dans le champ de liste se trouvant à côté de Niveau final.

Temps	Spécifie le temps (en s) que la rampe de retour nécessite.

Informations Complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires sur cette fenêtre au chapitre 6 du manuel de référence.


Choix Gamme de Défilement

Le réglage de la gamme de défilement des touches d'optimisation peut faire que ces derniers ne dépassent pas une gamme spécifiée. La réduction de cette gamme entraîne l'accroissement de la précision du réglage.

Informations Complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires sur cette fenêtre au chapitre 6 du manuel de référence.